372 
JOURNAL RE MICROGRAPHIE. 
centrer l'objectif. La platine possède un mouvement de rotation et 
possède un chariot à mouvements rectangulaires. Les déplacements 
du chariot sont mesurés à l’aide d’échelles et de verniers. 
Sous la platine se trouve un tube, pouvant s’écarter de l’axe par 
un mouvement excentrique, destiné à recevoir le prisme polarisseur 
et l’appareil d’éclairage. Une crémaillère permet de faire monter 
ou descendre ce tube. 
L’appareil est accompagné de trois oculaires, l’un ordinaire, le 
deuxième à réticule, et le troisième à quatre quartz et destiné à 
régler le microscope. 
Fig. 17. — Microscope minéralogique grand modèle 
Bézu, Hausser et Gv 
Le prisme analyseur de l’appareil de polarisation se place au 
dessus de l’oculaire et complète l’ensemble. 
La vitrine des exposants renferme le grand modèle et le petit 
modèle de ce microscope. 
Les microscopes divers, du plus grand modèle jusqu’au plus petit 
(pie renferme la vitrine, 11 e présentent pas de très grandes différences 
