374 
JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
foyer, mais nous n’avons pas, dans cet article, à apprécier ces instru¬ 
ments ; disons seulement qu’une grande autorité en photograohie. 
M. Fabre, de Toulouse, nous disait dernièrement qu’il appréciait 
beaucoup ces objectifs. • 
Venons-en, maintenant, à l’examen des objectifs pour micros¬ 
copes. 
. JCA&JÜVd* 
Fig. 19. — Microscope second modèle de Hartnack 
et Prazmowski (Bézu, Hausser et G is .) 
La série exposée est complète : du n° 1 au 9 à sec, les immer¬ 
sions à l’eau, n os 9, 10 et 13 et les homogènes 1/12* et l/18 e . 
Nous avons mesuré l’ouverture numérique de quelques-uns de 
ces objectifs. 
ouverture 
0,8, bon objectif, bien achromatisé, à ima- 
X° O à set 
go s pures. 
X° 9 à l’eau : ouverture =1,2. Cet objectif dont le foyer réel est 
de 1/12* de pouce, est un des meilleurs objectifs à l'eau qu’il nous 
a été donné d’examiner jusqu’ici. Excessivement résolvant, car il 
nous montre Y Amphipleara à sec d’une façon parfaite, il a en outre 
l’avantage, extrêmement rare, de donner des images excessive¬ 
ment planes. L ’Ampliipleura montre ses stries d’un bout du frus- 
tule à l’autre avec une netteté qui ne laisse rien à désirer. 
Les n°" 10 et 13 ont tous deux une ouverture de 1.10 ils sont donc 
