498 
JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
Hartnack (1). Les instruments qu’il expose montrent qu’il a profité des 
leçons du maître. Le cuivre des instruments est travaillé avec soin et 
«» 
avec élégance, et les objectifs sont également d’excellente qualité. 
Les montures de M. Reichert sont fort analogues, pour les grands 
modèles n os I et II, à celles deZeiss, et sont, comme les modèles cor¬ 
respondants de ce dernier constructeur, munis du condenseur Abbe. 
Le modèle n° I se distingue cependant du modèle correspondant de 
M. Zeiss par quelques modifications heureuses : les diaphragmes ordi¬ 
naires sont remplacés par un diaphragme-iris, et la platine porte un 
chariot qui s’enlève à volonté. Le chariot n’a pas d’épaisseur ; deux 
guides viennent prendre la préparation sur les côtés et la maintiennent 
solidement. Les mouvements sont communiqués à ce guide à l’aide de 
boutons (h. h. fig. 22) qui commandent une crémaillière pour le mouve¬ 
ment longitudinal et une vis pour le mouvement transversal. 
Fig. 22 — Charriot à mouvemenls rectangulaires de G. Reichert 
Le mécanisme est, en somme, assez semblable à celui de la platine 
Wenham primitivement adaptée au Patent-Stand de Ross, mais avec 
cet avantage, qu’ici les deux mouvements sont complètement indépen¬ 
dants l’un de l’autre. 
(1) M. Reichert, de Vienne, exposait déjà à Paris en 1878, époque à laquelle nous 
avons examiné ses instruments avec M. Fleischl. — D r J. P. 
