JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
499 
Fig. 23 — Condenseur Abbé de C. Reichert adapté au modèle n° 1. 
Les modèles n° III qu’expose M. Reichert, sont des instruments élé¬ 
gants, peu coûteux et d’une construction très soignée. Ils méritent 
toute recommandation, spécialement len° III complet qui est muni d’un 
mouvement rapide par crémaillière, d’un condenseur Abbe simplifié et 
dune articulation pour l’inclinaison de l’instrument. Ce modèle peut 
aussi recevoir le charriot. 
Le petit condenseur Abbe est une modification très ingénieuse du 
condenseur ordinaire, il est à trois lentilles et à une ouverture numéri- 
rique de 1,3. Il se monte sur une tige en acier attachée à la platine ; à 
sa partie inférieure glisse, dans une coulisse, un porte-diaphragme qui 
peut prendre toutes les positions désirées par rapport à l’axe, et, à l'aide 
de ces deux mouvements combinés, on peut projeter des rayons obliques 
dans toutes les directions et sous tous les angles désirés. 
Ce modèle suffit aux recherches les plus difficiles que le microgra¬ 
phe peut avoir à faire. 
Le microscope minéralogique se distingue des modèles précédents, 
par la platine qui porte une plaque divisée en 360 degrés et par 
l’extrémité inférieure du tube du microscope, qui possède un cône muni 
de vis de centrage. L’oculaire porte un analyseur et aussi un cercle 
divisé en 360 degrés. Il peut être remplacé par un oculaire staurosco- 
pique. 
Ce microscope est très bien construit et peut certainement suffire 
aux recherches courantes, mais il est moins complet que les microscopes 
minéralogiques exposés dans la section française. 
