502 
JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
chambre noire qui, à l’aide d’une crémaillère renfermée dans la colonne 
de fonte, peut s’allonger plus ou moins, de façon adonner des images 
de différentes grandeurs. Le grossissement désiré étant obtenu, on 
peut fixer la chambre noire à l’aide de vis de pression, de façon à 
prévenir tout déplacement ultérieur. 
La chambre noire, qui est à soufflet, porte inférieurement un deuxiè¬ 
me petit soufflet conique qui vient s’adapter, par élasticité, sur l’oculaire 
du microscope, de façon à empêcher toute entrée de lumière latérale. 
Le constructeur nous montre aussi un de ses grands microtomes 
automatiques qui jouissent d’une grande réputation. (1) 
M. Reichert expose encore un microscope simple, un spectro-pola- 
rimètre pour les analyses saccharimétriques et quelques autres instru¬ 
ments dont nous n’avons pas à nous occuper ici. 
Examinons maintenant les objectifs du constructeur viennois. Voici 
les résultats que nous avons obtenus. 
N° 5 ( 1{4 de pouce) ; 0. N. = 0,73. — Très bon objectif, images 
très nettes et très pures. Il résout le Pleurosigma angulatumk sec, et, 
dans le nouveau test de Moller, il montre le Vanheurckia Lewisiana et 
passablement le Vanheurckia rhomboïdes. Le pouvoir résolvant est 
donc élevé, et cependant la distance frontale, très grande, permet 
encore l’examen superficiel des objets sans cover. Avec l’éclairage élec¬ 
trique, on peut résoudre le 6 ine groupe de Nobert dans la lumière axiale 
et le 10 me dans la lumière oblique. 
N° 6 (1{5 de pouce); 0. N. = 0,83. — Eclairage centrique : 7 e 
groupe; éclairage oblique, 10 me groupe de Nobert. Images pures ; 
distance frontale grande. 
N° la (1{6 de pouce) ; 0. N. = 0,83. — Ne diffère guère du pré¬ 
cédent que par un grossissement un peu plus grand. 
N° 8 a (1]9 de pouce) ; 0. N. = 0,85. — Lumière centrique: 
7 rae groupe de Nobert ; lumière oblique : très bien le ll me groupe. 
N° 9 (1|12 de pouce). — Nous avons examiné deux objectifs de ce 
numéro ; l’un a une ouverture de 0,86, l’autre de 0,98. — Le premier, 
sauf le grossissement, possède les mêmes qualités que le précédent ; 
le second résout dans l’éclairage oblique, le 12 me groupe de Nobert. Les 
images sont très bonnes et la distance frontale assez loügue pour per¬ 
mettre l’emploi des couvre-objets épais. 
N os N et XI, à immersion dans l’eau. — Les deux objectifs sont 
montés à correction. L’ouverture numérique du premier est de 1,22 ; 
celle du second de 1,18. — Les deux objectifs sont très beaux, les 
(1) Cet instrument fera l’objet d'une description spéciale. — D r J. P. 
