JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
73 
Woodward. •— Pour en donner une description complète nous ne pouvons 
mieux faire que de paraphraser la notice relative à ce petit instrument,dont 
le Col. J. -J. Woodward a donné lecture à la Société R. microsi^opique de 
Londres. 
Certains objectifs à immersion sont construits de manière à pouvoir 
admettre des rayons qui entrent dans la lentille frontale en formant avec 
l’axe optique un angle beaucoup plus grand que l’angle limite de l’air dans 
le verre. Ce résultat, en effet, non seulement est possible théoriquement, 
mais tout le monde sait que l’on a construit, avec succès, des objectifs 
dans ces conditions, et notamment M. R.-B. Toiles qui, le premier à notre 
connaissance, construisit des objectifs à quatre systèmes {duplex front) 
précisément dans le but spécial de démontrer pratiquement le fait. Tl est 
singulier que malgré que depuis bien des années, M. Keith, le D'‘J.-J. 
Woodward et beaucoup d’autres microscopistes aient prouvé la possibilité 
de ce résultat, malgré que la preuve expérimentale en a été et en est à 
chaque instant donnée, plusieurs auteurs s’efforcent encore de soutenir le 
contraire. 
Quoi qu’il en soit, on construit des objectifs à immersion possédant cet 
angle d’ouverture excessif dont la possibilité est contestée; on trouve ces 
objectifs dans le commerce, et le D’’Woodward a pen'îé q.ue les personnes 
qui en possèdent, ou en veulent faire l’acquisition, prendront intérêt à un 
procédé commode pour éclairer les tests montés dans le baume qu’on veut 
étudier avec les objectifs en question. 
Ce procédé consiste simplement à se servir d’un prisme rectangulaire 
(le crown-glas monté sous la platine de sorte que sa face hypothénuse soit 
réunie par de la glycérine, de l’essence de girofles, de l’essence de bois de 
cèdre, ou un autre liquide analogue, au slide sur lequel l’objet est 
monté. 
Les détails de ce système seront facilement compris par l’inspection de 
la figure ci-conire, dans laquelle le prisme de verre est représenté en 
section sous le porte-objet FF. Au-dessous de ce prisme, il y en a un 
autre, rectangulaire aussi et de memes dimensions, mais en laiton. La 
section en est indiquée sur la figure par des hachures. L’angle droit 
des deux prismes est tronqué, et ceux-ci sont collés l’un sur l’autre par 
la facette de troncature, de sorte que leurs faces hypothénuses sont paral¬ 
lèles. Le prisme de laiton glisse transversalement dans une rainure à la 
partie supérieure de la pièce C qui sert de monture à l’appareil et qui est 
fixée dans la sous-platine du microscope. 
DD est un écran en laiton noirci, maintenu en place par deux supports 
aussi en laiton, attenant au prisme inférieur, et dont l’un est visible sur la 
figure. Cet écran est parallèle à la face adjacente du prisme de verre et est 
percé d’une petite ouverture circulaire E, environ de la grosseur d’un fort 
trou d’épingle. La face du prisme qui regarde l’écran est couverte d’un 
papier noir portant une petite ouverture correspondante à celle de l’écran. 
-3 
