JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
15 
objectif à sec, ni avec un objectif à immersion de moins de 90® d’angle 
dans le baume, on ne pourra voir quoi que ce soit des objets montés dans 
le baume et ainsi éclairés. , 
On comprend, d’après ce que nous venons de dire, que le prisme du 
Woodward peut être employé pour produire un éclairage sur champ 
noir, avec certains objets à sec montés sur le slide et non sur le cover 
comme c’est l’habitude, au moins pour les tests. 
Le D*' Woodward établit, suivant les résultats qu’ils donnent avec cet 
instrument, trois classes parmi les objectifs. 
1° Ceux qui, n’ayant pas un angle d’ouverture suffisant pour admettre le 
pinceau éclairant, ne laissent rien voir du tout, ce qui est le cas des objec¬ 
tifs à sec. 
2® Ceux qui ont un angle d’ouverture suffisant pour admettre des rayons de 
cette obliquité, mais sont incapables de les réunir à un foyer formant image; 
avec eux le champ paraît bien éclairé, mais les objets ne sont pas bien dé- 
linis 
> Ceux qui, non seulement admettent des rayons de cette obliquité, 
mais en forment des images bien définies. A cette classe appartiennent non 
seulement les objectifs dits à double-front {duplex front, mais d’autres, et, 
il faut ajouter, non seulement des objectifs de construction américaine, 
mais certains construits par une maison anglaise connue. 
Comme on peut s’y attendre, la qualité de l’image formée par les rayons 
directs du soleil passant par les pinnules, sous cette excessive obliquité, 
varie grandement dans les différents cas. Cependant, le D’’ Woodward a 
trouvé ainsi au moins sept objectifs, quelques uns anglais, les autres amé¬ 
ricains qui définissent suffisamment, dans ces circonstances, pour résoudre 
l'Amphipleiira pellucida monié dans \e baume. Avec les objectifs les plus 
parfaits, le champ était d’une excessive blancheur et d’un grand brillant, 
mais non éblouissant, le frustiile n’était pas tordu, les stries nettes et 
noires sur fond blanc; on pouvait remarquer une très petiteabérration 
chromatique. Avec les autres objectifs, il y avait plusou moins de coloration 
et de distorsion, défauts qui étaient très marqués dans un ou deux cas, bieu 
que dans la partie du frustule qui était particulièrement au point, les stries 
fussent remarquablement dessinées. 
Les objectifs dont le D' Woodward s’est servi allaient de 1/4 à 1/16 de 
pouce, à immersion.— Ciux qui résolvaient VArnphipleura pellucida dans 
ces conditions lorsqu’on les employait à la manière ordinaire, avec ce test 
ou avec d’autres, faisaient preuve d’une exquise perfection de définition 
qu’on ne pouvait pas avoir l’espoir d’obtenir avec des objectifs de moins 
grande ouverture angulaire. 
L’habile micrographe américain ne voulant pas provoquer, par cette com¬ 
munication, une discussion intempestive sur les mérites particuliers des 
diflérents constructeurs, ne donne pas la liste des résultats obtenus avec les 
divers objectifs à immersion qu’il a essayés de cette manière. Mais l’appa¬ 
reil ne coûte que quelques francs, et ceux qui prendront la peine de s’en 
