JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
•!6 
ervir reconnaîtront vile à laquelle des trois classes appartiennent les ob- 
ectifs qu’ils essaieront. 
Le prisme du D' Wodvvard exige, comme on le vo t, que le microscope 
soit muni d’une sous-platine et que l’ouverture de la platine soit notable¬ 
ment plus grande qu’on ne la fait ordinairement dans les modèles français 
ou allemands. A son aide on résout facilement les tests les plus difficiles, 
mais on voit aussi qu’il exige des objectifs rte premier ordre et delà plus 
grande ouverture. 
J. Pelletan. 
LA CHAMBUE CLAIRE DU D' J.-G. HOFMANN 
POUR PAYSAGE 
La chambre claire du D'' J.-G. Hofmaiin pour le dessin du paysage est 
fondée sur le même principe que celle dont nous avons donné la descrip¬ 
tion et qui est construite spécialement pour le microscope. 
Elle consiste, comme on peut le voir dans la figure ci-jointe qui, à côté 
de l’instrument en élévation générale et à demi-grandeur, montre la 
coupe transversale de la partie optique — en une glace métallisée A, ou 
une autre surface métallique polie et rigoureusement plane, et une petite 
glace B, à faces parallèles formant avec la glace métillisée un angle déter¬ 
miné. Le rôle de cette glace consiste à laisser passer une partie des rayons 
lumineux venant de l’objet au dessinateur et à lui faire voir en même temps 
la pointe du crayon à côté de l’image renvoyée sur le papier. 
En G on peut placer artcrnalivement, et suivant les circonstances, dans une 
monture mobile, soit une lame de glace teintée, à faces parallèles, soit des 
lentilles de différents foyers, en verre neutre, dont le rôle principal con¬ 
siste à permettre de lever le plan des objets placés à l’intérieur de l’appar¬ 
tement ou à modérer le trop grand éclat du soleil, quand on opère à l’exté¬ 
rieur. 
En G se trouve l’œilleton, c’est-à-dire l’ouverture devant laquelle l’opé¬ 
rateur place l’œil. Le boulon D sert à mettre la chambre dans une position 
convenable qui dépend des positions respectives du dessinateur et de 
l’objet. 
En effet, lorsque la chambre a été fixée sur la planchette, il faut, pour 
obtenir des images parfaites sur le papier, oiâenter l’instrument, au moyen 
du bouton D, de manière que, le plus souvent, la glace B prendra une posi¬ 
tion très voisine de la verticale et le verre teinté G, se trouvera parallèle à 
la |)laque portant l’œilleton G. 
' Pour s’assurer que l’instrument est placé de niveau on n’a pas besoin 
d’employer le fil à plomb; on peut utiliser la réllexion intérieure delà 
chambre. Pour cela, il suffit, de regarder l’image réfiéchie sur le papier, 
