26 
JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
dans la fig. 17, l’instrument comporte, comme nous le disions plus haut, 
Le grand modèle, tel que le représentent nos figures, 
dont le prix est, ainsi que nous l’avons indiqué, de 65 fr. 
Un modèle un peu réduit, complet aussi, dont le prix 
est de 55 francs. 
Mais comme tous les microscopes n’ont pas le même 
diamètre de tube, il suffira aux personnes qui voudront se 
procurer l’un ou l’autre des modèles de chambre claire, 
d’adresser à M. le D‘‘ Hofmann une petite bande de 
papier donnant la circonférence exacte du tube du micros¬ 
cope auquel l’instrument doit être adapté. A notre avis, 
il serait plus sûr, pour obtenir une adaptation plus 
exacte, d’envoyer un oculaire. Le diamètre de la partie 
H (fig. 16) sera alors modifié conformément au diamètre 
intérieur du tube du microscope. 
De plus, cette chambre claire peut être employée en dehors du micro^»- 
cope, pour le dessin du paysage, par exemple. Dans ce but elle est cons¬ 
truite sur trois modèles, dont les prix sont de 50, 65 et 75 francs. 
Ajoutons enfin, qu’on peut l’appliquer non seulement au microscope, mais 
aux lunettes ou longues vues de campagne, aussi bien qu’aux lunettes astro¬ 
nomiques et aux plus puissants télescopes. D' J. Pelletan. 
deux modèles : 
Fig. ]7. — IMèces 
ponant les lentilles 
pour (liininuer le 
grossissement. 
DE L’APPLICATION DU MICROSCOPE 
A l’étude de LA' MINÉRALOGIE (1). 
Les modifications que j’ai apportées au microscope ordinaire ne changent en 
rien la disposition générale de cet appareil, et peuvent s’adapter à tous les instru¬ 
ments tels qu’on les construit d’ordinaire. 
J’ai cherché à appliquer le microscope : 1“ à la mesure des angles dièdres des 
cristaux microscopiques; 2“ à l’élude des propriétés optiques dues ù la double 
réfraction. 
J’ai déjà présenté à l’Académie des Sciences (2) une note indiquant sur quelles 
données théoriques je me suis appuyé pour mesurer les angles dièdres des cris¬ 
taux, je renverrai donc à cette note, et j’ajouterai seulement quelques détails 
sur les dispositions pratiques que j’ai adoptées. 
Sur la platine du microscope, je fixe une plaque portant une sorte de pince ou 
verrou qui sert à tenir le cube de verre sur lequel est placé le cristal à mesurer. 
€e verrou peut être mis en mouvement par une vis, ce qui permet de faire 
coïncider une des arêtes du cube avec le réticule du microscope, le zéro de la 
platine divisée étant placé devant le zéro du vernier. 
La platine étant elle-même mobile suivant deux directions rectangulaires, on 
(’) Bulletin de la Soc. Min. de France. 
(1) Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences, 17 décembre 1877. 
