442 
JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
globuleux et sans prolongements amiboïdes; cependant je me rappelle 
qu’une fois les leucocytes que j’ai obtenus du sang d’une saignée étaient 
presque tous déformés par des prolongements amiboïdes, si bien que 
quelques-uns étaient tellement allongés qu’ils semblaient des fragments 
de fibre. Malheureusement, quelques jours s’étant écoulés pour la prépara¬ 
tion de ces leucocytes, quand je me suis aperçu de cette altération, il ne 
m’a plus été possible de savoir auquel des divers malades de l’hôpital 
appartenait le sang employé. 
{A suivre.) Prof. F. Pacini. 
de l’Institut Royal Supérieur de Florence. 
LE POLARIMÊTRE 
du D*" J.-G. Hofmann. 
Le D’’ J.-G. Hofmann, le savant opticien dont le nom est bien connu de 
nos lecteurs, construit, depuis longtemps déjà, un excellent polarimètre qui 
est justement apprécié dans tous les laboratoires et qui est fondé sur l’ob¬ 
servation du phénomène des franges. Mais, sur la demande d’un grand ' 
nombre de ses clients, le Dr J.-G- Hofmann a opéré une modification dans 
la construction de son instrument, modification qui permet d’employer 
celui-ci, à volonté, soit comme polarimètre à franges, soit comme polari¬ 
mètre dit à pénombres. 
A notre avis, c’est là un perfectionnement important, car, pour nous, 
la comparaison de la teinte que présentent chacune des deux moitiés du 
champ optique et l’établissement d’une teinte uniforme dans ces deux 
moitiés sont des opérations plus laciles que l’observation du mo¬ 
ment précis où apparaissent les franges, du moment où elles s’ef¬ 
facent et où la teinte neutre se montre la plus parfaite, — bien que cette 
observation du phénomène des franges fournisse, pour les instruments, les 
éléments d’une grande précision et d’une extrême sensibilité. 
Le modèle du D'’ Hofmann se compose d’un corps A (fig. 22) porté par 
un pied sur lequel il peut s’élever ou s’abaisser, et autour duquel comme 
axe il peut tourner, ce qui permet de le placer dans tous les azimuths. De 
plus, il est mobile à charnière sur le pied, de manière à pouvoir prendre 
toutes les inclinaisons sur l’horizon. 
Le corps A est formé par un tube en métal bruni, s’ouvrant dans toute 
sa longueur, fermant hermétiquement et constituant ainsi une véritable 
chambre noire dans laquelle on peut placer, sans qu’il y ait aucune perte 
de lumière, non seulement des tubes de différentes longueurs contenant 
les liquides à analyser, mais encore des substances solides transparentes, 
réduites en plaques à faces parallèles. 
En R, du côté de la source de lumière, est disposé le polariseur, dans 
un tube fermé par une lame de glace à faces parallèles, placée à l’extré- 
