d44 
JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
point formé de pièces collées : il n’a, par conséquent rien à craindre des 
rayons calorifiques émanés de la source de lumière, lesquels ne tardent 
pas, ordinairement, à obscurcir les prismes de Nicol, ce qui rend les 
observations plus difficiles. 
En avant du polariseur, et recevant la lumière qui l’a traversé, est 
placée une lame mince de quartz, assujettie sur une lame de glace à faces 
parallèles, et qui coupe le champ en deux parties verticales. C’est sur 
ces deux moitiés du champ qu’il faut amener une teinte neutre d’égale 
intensité, ce qui est facile grâce à la simultanéité des phénomènes sur ces 
deux parties, et à la contiguïté de ces parties elles-mêmes qui ne sont 
séparées, à l’œil, par aucune ligne sensible et dont il est, par conséquent, 
très facile de comparer et d’égaliser les teintes. 
A la partie antérieure est le système oculaire, composé d’une lunette de 
Galilée qui vise la lame de quartz et que l’observateur peut mettre aisément 
au point, suivant sa vue. C’est dans ce système qu’est monté l’analyseur. 
Ce dernier est mis en mouvement et tourne autour de l’axe optique avec 
la lunette, à l’aide du bouton F. Celui-ci, dont la tige porte un pignon, 
met en mouvement le cercle divisé et l’appareil oculaire tandis que l’ali¬ 
dade, dont l’extrémité est munie d’un vernier, reste immobile et verticale. 
On remarquera que cette disposition, heureusement adoptée par le 
D»’ Hofmann, est inverse à celle qu’emploient les autres constructeurs. 
Ordinairement, le cercle divisé destiné à mesurer les angles est fixe et c’est 
l’alidade, mouvant l’analyseur, qui tourne sur ce cercle, ce qui force 
l’observateur à se tordre le cou pour lire les chiffres de la graduation sur 
les côtés ou en bas du cercle. Dans l’instrument que nous ’ décrivons, au 
contraire, c’est le cercle qui tourne et qui fait passer ses divisions devant le 
zéro du vernier, en haut de l’alidade fixe, sous les yeux de l’observateur 
qui peut ainsi, sans dérangement et d’un seul coup d’œil, lire les chiffres 
de la graduation, mesurant l’angle décrit, chiffres qui sont d’ailleurs 
éclairés à l’aide d’un petit miroir G qui y projette la lumière de la 
source. Ajoutons que le cercle divisé est lui-même d’un diamètre relative¬ 
ment grand ce qui permet de faire les divisions de la graduation plus larges 
et facilite la manœuvre de l'instrument en augmentant sa précision ; et, en 
même temps, ce large cercle sert, pour ainsi dire, d’écran à l’observateur 
et le préserve de la chaleur et de la lumière émanées de da source, parti¬ 
culièrement de la lumière jaune, très vive et très fatiguante, pendant des 
séries un peu longues d’observations. 
Telle est, en quelques mots, la description du nouveau modèle de polari- 
mètre du D" J.-B Hofmann, adapté au système dit à pénombre. On peut 
employer cet instrument poui-l’examen de toutes les substances liquides 
ou solides qui devient le plan de polarisation de la lumière. Le D'' Hofmann 
construit même des modèles, dits à immersion, dans lesquels le corps A 
est contenu dans l’intérieur d’une enveloppe métallique dans laquelle on 
peut faire circuler de l’eau à une température connue que mesure un ther- 
