246 
JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
mouvement lent est une vis micrométrique parfaite; sa tête est divisée et 
tourne devant un index fixe.-Elle permet d’apprécier une excessivement 
petite fraction de millimètre. On peut, grâce à cette division et à celle de la 
crémaillère, mesurer les très petites épaisseurs des objets microsco¬ 
piques, la « distance frontale » {working distance) des objectifs, etc. 
Nous avons abandonné, pour la platine, le système de la rotation avec le 
corps, système dont nous n’avons jamais compris l’utilité et qui n’a été 
inventé que pour empêcher l’objet de se déplacer dans le champ quand la 
platine tourne sous l’objectif fixe, ce à quoi les Américains et les Anglais 
ont remédié parleur platine « mécanique » à deux mouvements rectangu¬ 
laires. Cette platine est,en effet, très commode et permet d’établir des coor¬ 
données invariables avec lesquelles', on peut retrouver un objet particulier 
au milieu d’une préparation. 
Nous avons adopté la platine anglaise, tournant seule sous l’objectif. 
Elle est composée de deux plaques métalliques circulaires, dont l’une 
en bronze. L’une, inférieure, est fixe; la seconde tourne sur la première, à 
l’aide d’un bouton que l’on voit en avant de la figure. Elle est divisée sur 
ses bords, avec vernier, et peut servir de goniomètre. Elle porte deux 
pinces métalliques mobiles pour fixer la préparation. Son épaisseur, sur 
les bords est de 5 millimètres; elle est donc fort mince et permet un éclai¬ 
rage très oblique. Mais elle est taillée en biseau autour du trou central, 
où son épaisseur n’est plus que d’un peu plus d’un millimètre, juste l’es¬ 
pace suffisant pour donner place à un pas de vis permettant d’employer 
une a traverse-lens » vissée dans le trou de la platine. Ce trou est d’ail¬ 
leurs très large, ce qui lui permet d’admettre un grand nombre d’appareils 
d’éclairage dont les montures sont de larges dimensions. 
Le diamètre de la platine est de 11 centimètres. 
Le miroir est, comme nous l’avons dit, porté par une tige (que notre 
dessinateur a représentée un peu trop grêle) et qui tourne autour d’un axe 
qui passe par le point focal. Cet axe est situé à une épaisseur ordinaire de 
slide (1 millim. et demi) au-dessus du plan supérieur de la platine. Cette 
tige peut faire avec le miroir qu’elle porte, un tour entier autour de l’ob¬ 
jet, par-dessous et par-dessus la platine. L’angle de son mouvement est 
mesuré sur un cercle divisé, de sorte que l’on peut toujours retrouver 
exactement la position de l’éclairage avec laquelle on obtient un résultat 
donné. 
Le miroir est grand, concave d’un côté, convexe de l’autre, et peut être 
enlevé tout à fait. 
La tige de ce miroir est prismatique et dans sa face antérieure est creu¬ 
sée une coulisse dans laquelle glisse, à frottements ménagés, une sous- 
platine cylindrique qui peut s’élever jusqu’au contact de la face inférieure 
de la platine. Son diamètre est suffisant pour qu’on puisse employer avec 
elle tous les condensateurs anglais ou américains. On peut aussi la munir 
