JOURNAL DE MICROGRAPHIE 
SI 
connu d’avance, un micromètre, une Navicule, une écaille de Podura, etc., 
il est aisé, en tournant le collier de la correction dyns un sens ou dans 
l’autre, de trouver exactem.ent le point ou l’obj et est vu avec la plus grande 
netteté et présente le mieux les détails connus de '^sa structure. La correc¬ 
tion est alors bien faite ; on note le chiffre de la division du collier arrêté 
devant l’index de la correction tracé sur l’objectif. Supposons que ce chiffre 
Fig. 10. — Microscope t Challenge » de J. Swift. 
soit 8. Si alors on remonte l’objectif, par la vis micrométrique, de manière 
à le mettre au point pour la surface supérieure du verre couvre-objet, on 
