246 
JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
sous-platine peut ainsi exécuter sa rotation complète autour de la platine-, 
de manière que le point focal ne cesse jamais d’être au centre de 
l’éclairage. 
L’angle formé par le rayon éclairant avec l’axe optique est mesuré sur la 
circonférence même de la pièce tournante qui supporte le miroir, pièce qui 
est divisée en degrés et tourne devant un index à vernier tracé sur le bord 
de la pièce fixe à laquelle est vissée la platine. 
Cette tige supportant le miroir a la forme d’un levier coudé ; elle donne 
d’abord attache à un tube de cuivre dans lequel glisse, à tirage, un autre 
tube au bout duquel est le miroir ou bien un prisme rectangle, suivant les 
besoins de l’éclairage. Plus en avant, le même levier porte une crémaillère 
sur laquelle un pignon, mû par un double bouton moleté, fait monter et 
descendre une sous^platine semblable à celle de MM. R. et J. Beck. 
Le microscope est ordinairement binoculaire, et muni du prisme de 
M. ^Yenbam avec le double tube.Le mouvement rapide s’effectue à l’aide 
d’un pignon agissant sur une crémaillère et dans une pièce qui soutient 
le tube dans les trois quarts de sa longueur ; quant au mouvement lent, 
M. Zentmayer comme M. Gündlach, a abandonné complètement, et avec 
raison, le système anglais pour adopter le système franco-allemand: c’est- 
à-dire que le mouvement lent agit sur le tube tout entier, qu’il le 
rapproche ou l’éloigne de l’objet, comme dans nos instruments, sans modi¬ 
fier la longueur de ce tube et sans changer la distance relative de l’ocu¬ 
laire à l’objectif. Pour cela, un bouton moleté à tête divisée sur argent est 
placé sur le corps du microscope et agit sur un levier qui soulève ou abaisse 
lentement le tube tout entier avec la crémaillère, le pignon et la pièce qui 
porte le pignon. Il est inutile d’ajouter que tous ces mouvements s’exécu¬ 
tent avec une précision, une douceur, une perfection admirables. 
Quant à la platine, elle est mobile (removable). Nous savons que M. Zent¬ 
mayer est l’inventeur des platines mobiles, c’est-à-dire qu’on peut enlever 
instantanément pour les remplacer par d’autres. Et, en effet, rien de 
plus facile et de plus rapide que d’enlever la platine. Derrière le corps de 
l’instrument, au niveau de l’axe d’inclinaison, il existe un gros écrou à tête 
moletée. Cet écrou est vissé sur une broche qui traverse le corps dans l’axe 
même de rotation de la tige de miroir, et cette broche est la queue ou le 
manche de la platine. En dévissant l’écrou on peut donc retirer la platine 
et la remplacer par une autre qui porte une broche toute semblable. Pour 
que chaque platine se fixe automatiquement dans une position telle que 
son plan soit exactement perpendiculaire à l’axe optique, chacune porte au- 
dessus de la broche une pointe d’acier qui doit entrer dans une mortaise 
creusée dans le corps de l’instrument. 
Ajoutons que l’axe de la broche passe par le plan de la face supérieure 
de sa platine, de sorte que l’on peut placer celle-ci sens dessus dessous 
(lapointe d’acierentre alors dansuneautre mortaise qui détermine cette nou¬ 
velle position) et l’objet, retenu sous la platine par les petits ressorts du 
chariot, reste exactement au même niveau au-dessus de l’horizon et par 
