JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
219 
(le le décrire, on voit que Taxe du condensateur ou de l’appareil, quel qu’il 
soit, placé dans le chariot, occupe toujours la direction d’un rayon du cercle ; 
mais la douille cylindrique dans laquelle est engagé le condensateur peut 
de plus éprouver sur l’axe qui la fixe au chariot un certain mouvement de 
rotation, ce qui permet de faire parcourir au pinceau lumineux condensé 
un angle d’une certaine étendue au delà et en deçà de la position radiale. 
On peut fixer l’appareil dans cette situation par une vis de pression et 
mesurer l’angle que fait le pinceau éclairant avec le rayon du cercle divisé 
à l’aide d’un index attaché à la partie inférieure de la douille et qui court 
sur un petit arc de cercle gradué fixé sur le chariot (1). 
Une objection se présente immédiatement : l’objet qui doit être le centre 
du mouvement de l’appareil d’éclairage n’est pas toujours placé au 
même niveau ; sa position dépend de l’épaisseur du porte-objet et 
de la situation qu’on lui donne relativement à la platine, car nous 
avons dit que dans certains microscopes américains, les plus récents 
et les plus perfectionnés, l’objet peut être placé sous la platine, ce qui 
supprime l’épaisseur de cette platine et permet un élairage absolument 
aussi oblique qu’on le désire. M. Toiles est allé au-devant de cette objec¬ 
tion d’une manière bien simple : le cercle divisé qui porte tout le système 
n’est pas fixé dans sa position, il peut s’élever ou s’abaisser verticalement 
quand on manœuvre la pièce qui le supporte et qui glisse dans des cou¬ 
lisses à l’aide d’un pignon. Grâce à cette disposition, il est toujours pos- 
.sible de placer le centre du cercle sur le même plan que l’objet (object- 
place, focal point) autour duquel tourne alors l’appareil d’éclairage (2). 
Mais ce n’est pas tout encore: « Beaucoup de microscopes,dit M. Toiles, 
ont la platine trop épaisse pour permettre l’emploi d’un rayon éclairant 
dont le degré d’obliquité soit aussi grand que l’exigerait l’observation com¬ 
plète des petits détails de structure d’une grande délicatesse et d’une 
extrême ténuité. » — Pour obvier à cet inconvénient, il a inventé une 
autre disposition qui consiste à monter une lentille piano-convexe (ou 
piano-cylindrique) dans l’ouverture de la platine. La face plane de cette 
lentille, que M. Toiles appelle « traverse-lens, » est perpendiculaire à 
(1) On voit que la pièce qui court sur le cercle divisé et porte les appareils d’éclairage se 
compose en réalité de trois parties : la pièce qui glisse dans la rainure {carnage ou chariot) ; 
un court bras horizontal fixé sur cette pièce d’un coté et de l’autre portant une tige creuse 
dans laquelle s’enfonce une vis de pression ; par dessous, cette pièce donne attache au 
petit arc du cercle divisé sur lequel se meut l’index de la douille {substage ou sous-platine) ; 
enfin, une douille cylindrique portant une broche destinée à pénétrer dans la tige creuse delà 
sous-platine où elle est maintenue par la vis de pression ; par dessous, elle donne attache à 
l’index dont nous avons parlé {holder ou adapteur). Celte douille peut, d’ailleurs, recevoir 
divers ajustages permettant de lui adapter différents appareils d’éclairage, objectifs, oculaires, 
condensateurs, etc. 
On peut encore lui adapter un miroir ou recevoir la lumière sur un miroir indépendant ; 
ou même l’admettre directement dans l’appareil et sans rcflection aucune. 
(2) M. Toiles revendique dans son brevet tout cet ensemble de dispositions,qu’il a été le pre¬ 
mier ù appliquer. 
3 
