JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
223 
Ajoutons que la lentille « traverse » au lieu d’être une demi-sphère peut 
être un demi-cylindre, ainsi qu’il est facile de le comprendre. 
C’est un stand établi sur ces principes que M. Toiles a construit, en 
1877, pour M. G. E. Blackham, président de la Société de microscopie de 
Dunkirk (N. Y.), sauf que, dans cet instrument, le cercle divisé sur lequel 
tourne le chariot de la sous-platine, au lieu d’être un demi-cercle placé 
sous la platine, est un cercle entier dont la moitié supérieure passe au-des¬ 
sus de la platine, ce qui permet d’éclairer l’objet par-dessus avec le con¬ 
densateur et de mesurer l’angle du rayon incident dans cette situation. 
C’est à cet instrument encore que M. Toiles a appliqué une échelle et un 
vernier permettant de mesurer exactement les mouvements d’élévation ou 
d’abaissement du tube du microscope et, par conséquent, la distance fron¬ 
tale {working distance) des objectifs. Nous publierons en entier dans notre 
prochain numéro la description spéciale de cet instrument que M. Blac¬ 
kham a bien voulu nous adresser. 
Le pied de ce microscope est un lourd triangle en laiton portant, sous ses 
trois angles, un petit coussinet en liège. Le corps ne tourne pas sur une 
plate-forme horizontale divisée comme dans le stand A ou dans le Centen- 
nial, et en effet, ce mouvement est devenu peu utile avec le perfectionne¬ 
ment de la « traverse-lens » qui permet de mesurer si parfaitement l’angle 
d’ouverture des objectifs. Le corps est porté sur deux piliers et s’incline 
sur un axe conique en acier (Toiles trunnion joint) qui peut être serré ou 
desserré et compensé pour le frottement, à l’aide de boutons moletés qui 
enfoncent ou retirent l’axe conique dans ses tourillons coniques aussi. 
L’instrument peut s’incliner entre l’horizontale et la verticale sans qu’il 
soit besoin d’écrou pour le fixer dans une position donnée. Le mouvement 
rapide s’effectue par une crémaillère d’une rare perfection et agit par une 
pièce très-longue qui soutient le tube dans les trois quarts de sa longueur ; 
le mouvement lent est produit par une vis de nez et un levier suivant un 
système particulier à M. Toiles et d’une extrême précision. — Le tube, 
monoculaire, est muni d’un tube à tirage nickelé et gradué. 
La platine, circulaire, a environ 10 centimètres et demi de large; elle 
est excessivement mince au bord de l’ouverture centrale. La lame supé¬ 
rieure, un peu saillante, moletée, tourne autour de son centre et le disque 
fixe qui la supporte est divisé sur les bords. Le centrage en peut être 
établi à l’aide de vis à tête carrée ; elle est garnie d’un chariot avec res¬ 
sorts et arrêt pour fixer le porte-objet, chariot maintenu par une vis à 
pointe d’ivoire agissant sur une lame de glace.—La plaque tournante de la 
platine peut être retirée du disque fixe qui la supporte et remplacée par une 
platine ordinaire à mouvements mécaniques ou par une platine portant dans 
son ouverture centrale le pas de vis nécessaire pour recevoir lac< traverse- 
lens ». — D’ailleurs toutes les platines peuvent porter ce pas de vis. 
Il est inutile d’ajouter que l’exécution matérielle, de ce bel instrument 
est aussi parfaite que tout ce qui sort des mains habiles de M. Toiles. 
(A suivre.) D*" J. Peli.etan. 
