JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
225 
sans conteste, du changement de direction que l’on fait subir au disque, 
ce qui ne se rencontre pas dans le vernier appliqué sur la tige. Le jeu du 
pignon ne peut être évité, car meme dans les chionometies les plus par- 
faks et les mieux soignés dont on se sert dans les observatoires, j’ai pu me 
convaincre que là, également, il existe du jeu; cela est nécessaire pour con¬ 
server la marche la plus régulière possible. 
Le disque en cuivre que j’emploie porte mille divisions. 
J’ai préféré une disposition décimale, et à l’aide du tableau ci-dessous 
et du vernier, je puis arriver à toutes les données possibles des divisions 
du cercle ; 1,000 divisions du cercle équivalent à 360®. 
' 1000 divisions ou 360 degrés. 
100 36 
10 3.60 
9 3.24 
8 2.88 
7 2.52 
- 6 2.16 
• ‘ 5 1.80 
4 1.44 
3 1.08 
2 0.72 
1 0.36 
0.1 0.036 
0.01 0.0036 
En continuant les applications du vernier au microscope, je l’ai utilisé 
entre autres au corps même de l’instrument, que j’ai divisé à cet effet en 
deux, afin de connaître la distance exacte entre l’oculaire et l’objectif. Les 
deux parties s’emboîtent l’une dans l’autre, et sont mises en mouvement à 
l’aide d’un pignon. L’une des deux parties est munie du vernier, l’autre 
possède l’échelle. Lorsque je désire arriver à une donnée plus précise 
encore, je me sers ensuite de la vis à mouvement lent ou de précision. 
Cette vis est munie d’un bouton moletté, divisé lui-même en degrés numé¬ 
rotés ; il y a de plus un index qui marque les degrés. 
Je donnerai sous peu communication d’une nouvelle vis à mouvement 
lent et régulier avec application du vernier. 
Pour utiliser le cercle gradué, il faut que le microscope soit à crémail¬ 
lère : il suffit déplacer sur le pignon, une pièce à pivot qui maintienne le 
disque ou cercledivisé, et permette ainsi de mesurer l’épaisseur des objets 
que l’on désire observer. 
La planche 1 fait voir la disposition que j'ai adoptée pour l’application, 
au microscope, du vernier et du cercle divisé. 
L.-M. Bauwens, 
Trésorier de la Société belge de Microscopie. 
