JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
465 
l’appui de ses conclusions un objectif qui fut reconnu comme « donnant 
un champ large et correct et transmettant un pinceau de 50 degrés. » — 
C’était réellement un progrès, mais ce n’était pas encore atteindre le but. 
En 1837, M. Thomas Ross, célèbre opticien de Londres, présenta à la 
Société des Arts un mémoire détaillant sa découverte de l’aberration né¬ 
gative produite par le couvre-objet et les moyens qu’il avait inventés pour 
la neutraliser, en rapprochant le front de la combinaison médiane de 
l’objectif. Dans ce mémoire, M. Th. Ross établit qu’il a construit une 
combinaison perfectionnée dont il dit : « la longueur focale est de 1/8 de 
pouce, avec une ouverture angulaire de 60'» et une distance de 1/25 de 
pouce. » — Plus lard, il annonça que dans plusieurs occasions « l’énorme 
angle de 135'’ a été obtenu » ; malheureusement, il ajouta que « ces 135® 
constituent le plus large pinceau angulaire qui puisse passer à travers un 
objectif de microscope. » 
Charles A. Spencer, le fondateur aujourd’hui fameux de la construction 
du microscope en Amérique, fut amené à un examen théorique et pratique 
de la validité de cette affirmation. Les prétendues bases théoriques de 
cette proposition se trouvèrent ne pouvoir soutenir la thèse de M. Ross, 
et l’inexactitude de celle-ci fut prouvée bientôt jusqu’à l’évidence par la 
construction d’un objectif de 1/12 de pouce ayant une ouverture angulaire 
de 146®. 
Dans le catalogue de Ross et C‘% pour novembre 1874, je trouve an¬ 
noncé des nouveaux objectifs patentés, inventés par M. Wenham, « 1/25 de 
pouce avec une ouverture angulaire d’environ 160®. » — Je dois noter ici 
que ce sont là les seuls objectifs patentés que je connaisse. — M. Spencer 
annonça 178® d’ouverture pour son 1/12 de pouce, en 1851, et M. Toiles, 
de Boston, construit maintenant des objectifs qui ont un angle d’ouver¬ 
ture dans l’air infiniment voisin de 180® et un angle d’immersion plus 
grand encore que celui qui correspond à cet énorme angle dans l’air. 
On voit ainsi que, comme on pouvait s’y attendre, la marche du progrès 
graduel du microscope est la même que celle de l’accroissement graduel 
de l’ouverture angulaire des objectifs, jusqu’à ce qu’enfin l’extrême limite 
de l’angle dans l’air, c’est-à-dire une ouverture ne manquant que d’une 
quantité différentielle pour atteindre 180°, ait été réalisée. Que ces objectifs 
modernes à grand angle soient supérieurs à leurs devanciers de petit angle 
ou aux combinaisons actuelles semblables, cela est démontré par ce fait 
que beaucoup d’objets, entièrement invisibles avec les lentilles à petit angle, 
sont nettement définis avec les objectifs à grand angle de pouvoir moins 
grossissant. Parmi ces objets, je puis citer la xix® bande de Nobert, offrant. 
112,594 lignes dans un pouce, espacées seulement d’environ de 
pouce, laquelle a été nettement résolue avec l’objectif 1/6 de pouce de 
M. Toiles, qui a près de 180® d'ouverture dans l’air ; — puis, le flagel- 
lum du Bacterhm terrno a été vu par MM. Drysdale et Dallinger avec le 
nouvel objectif à grand angle 1/8 de pouce de MM. Powell et Lealand, 
