469 
JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 
Le mouvement rapide s’exécute à l’aide d’une crémaillère et d’un pignon 
mû par un double bouton moleté. Le mouvement lent se produit de manière 
à agir sur le tube dans son entier pour ne pas faire varier la distance de 
l’oculaire à l’objectif, et par un système que M. Jos. Zentmayer a déjà 
employé, à ce que nous croyons. Ce système consiste en un levier articulé 
HH (fig. 42) qui, lorsqu’on abaisse la vis micrométrique placée à la pai tie 
postérieure du corps et agissant sur une de ses extrémités, soulève à la lois 
tout l’appareil du mouvement rapide, pignon et crémaillère; lorsqu’au 
contraire, on tourne la vis de manière à l’élever, elle cesse d’agir par elle- 
même sur le levier, mais un ressort à boudin énergique, placé dans la 
colonne au-dessus du pignon P, abaisse celui-ci et le maintient toujours 
en contact avec l’extrémité supérieure de la branche ascendante du levier 
//, à mesure qu’elle descend dans sa coulisse. Tout le système du mouve¬ 
ment rapide s’abaisse donc en même temps. M. Bullocb préfère cette dis¬ 
position comme garantissant mieux le système contre les mouvements de 
latéralité et de ballottement. 
De plus, le tube du microscope est soutenu dans toute sa longueur par 
le corps de l’instrument, ce qui assure sa fixité. Il est monoculaire ou bino¬ 
culaire avec le prisme de Wenham. Dans ce dernier cas, les deux tubes 
s’écartent par allongement d’un double tirage, au moyen d’une crémaillère 
et d’un pignon placés en avant de l’instrument. A son extrémité inférieure, 
le tube est muni d’un nez de sûreté, c’est-à-dire d’un petit tube intérieur 
sur lequel se vissent les objectifs et qui, maintenu par un ressort à boudin 
(K), rentre dans le premier quand la lentille frontale vient à toucher le 
couvre-objet. — Le bouton du mouvement lent est divisé et tourne devant 
un index. 
La platine est circulaire, divisée sur son limbe et tourne dans son plan. 
Elle porte un chariot à divisions rectangulaires coordonnées, mû par le 
système de deux vis tournant toutes deux sur le même axe. Elle est fixée 
au corps de l’instrument par une solide pièce métallique FF (fig. 42) tra¬ 
versée par lesvis qui permettent de centrer la platine avec exactitude, même 
sous un objectif de 1/50 de poilce de foyer. Ce système de centrage est 
représenté en projection horizontale en haut de la figure 42. Il consiste en 
un cercle, qui soutient la plaque tournante de la platine et sur lequel agis¬ 
sent les vis à tête forée qui traversent la pièce F fixe. Ces vis ne peuvent 
‘ être manœuvrées qu’à l’aide d’une broche, ce qui assure davantage leur 
position. La plaque tournante ne repose sur ce cercle que par trois points 
formant saillie iV, N, M, afin de diminuer les frottements et d’empêcher le 
ballottement. Elle peut être fixée dans une position donnée à l’aide de la 
vis à tête moletée placée en M et d’une autre vis visible dans la grande 
figure (42), au-dessous de la pièce F. — Enfin, la platine tout entière est 
assez mince pour admettre un rayon faisant avec l’axe optique un angle 
de 67®, et pour recevoir un cône lumineux axile ayant 134® d’angle au 
sommet. 
Quant au miroir et à la sous-platine, c’est dans leur disposition que ré- 
