342 
FISIOLOGIA GENERAL 
existen en el mercado diversos tipos de aparatos manométricos, que en 
su ma 3 ‘oría son modificaciones del aparato original de Barcroft. 
La figura 45 muestra el a]xirato de 
Barcroft, que consta de dos recipientes, la 
jiresión de uno de los cuales es comparada 
con la del otro. La figura 46 muestra de 
frente, y lateralmente, un aparato de ^Var- 
burg, que consta de un solo rcci])iente. 
Con ambos tijios de aparatos se usan rai- 
rios tipos de vasos manoniétricns. Dos de 
ellos se hallan representados en la figura 
47, en la cual a es un vaso para el manó¬ 
metro de ^^'’arburg, y b uno para el de Bar¬ 
croft. I-ln ambos, los pecpieños tubn.s (/) 
fijos al fondo de los frascos, son ])ara el 
absorbente alcalino. El bulbo lateral (j'. /'■) 
en a, y el pequeño tubo suspendido (A- 
t.) en b, sólo se utilizan cuando hay que 
agregar ácido durante el experimento 
(véase más adelante). 
La técnica empleada para el estudio 
manométrico de la respiración no es senci¬ 
lla; para la discusión de algunos tipos de 
manómetros, véase el libro de Dixon. 
Para determinar la cantidad de bióxido 
de carbono desprendido durante la res¬ 
piración, deben hacerse dos mediciones, 
una en la que el bióxido de carbono es ab¬ 
sorbido, y la otra sin cjue haya dicha absorción. La diferencia entre las 
presiones obtenidas en cada caso, da la medida de la producción de 
bióxido de carbono, en el supuesto de que íué producido en la misma 
pi oporción en las dos series de condiciones. Otra manera de determinar 
el bióxido de carbono consiste en liberarlo de su absorbente, al final del 
experimento, por adición del acido. El aumento de presión cpie enton¬ 
ces se produce, da la medida de la cantidad de bióxido de carbono. Para 
este tipo de mediciones se requieren vasos especiales. Todavía hay otras 
maneras de determinar el bióxido de carbono en los vasos manométricos. 
Warburg tiene un método diferencial y Dixon y Keilin han elaborado 
28 Manometác Methods. Cambridge, 1934. 
Fig. 46.—Aparato de respira¬ 
ción de Warburg. (Dixon, 
"Manometric Methods”, Im¬ 
prenta de la Universidad de 
Cambridge.) 
