532 
FISIOLOGIA GENERAL 
los electrómetros capilares son más complicados que el que muestra la 
Fig. 78, pero el principio en que se fundan es el mismo. 
I’ara el estudio de los potenciales de 
Fig. 7 8.—Electrómetro 
capilar. (Creighton.) 
acción, se han empleado dos tipos de osci¬ 
lógrafos. El de Matthews es semejante 
a un magnavoz. La corriente, grandemen¬ 
te amplificada, es derivada hacia un elec¬ 
troimán, cuyos polos atraen una lengüeta 
de hierro jirovista de un espejo (véase la 
Fig. 79). Un rayo de luz. reflejado por el 
espejo, es dirigido sobre una superficie 
fotográfica, y registrado convcnientciuen- 
te. “Otro tipo de instrumento es el osciló¬ 
grafo de rayos catódicos, o tubo de Brauu, 
modificado por Johnson. El principio de 
este aparato es el siguiente: a un haz 
de electrones emitido por un cátodo in¬ 
candescente y que pasa a tra\'és de un 
ánodo tulnilar con potencial elevado, se 
le hace caer sobre una pantalla fluoi esceu- 
te en el extremo del tubo, (¡ue hace visible 
el sitio del impacto, como un punto lumi¬ 
noso. Este haz de rayos puede ser desviado de su curso recto, poi la ac¬ 
ción del campo eléctrico producido por la corriente de acción con¬ 
venientemente amplificada varios miles de veces por medio de un 
circuito de válvula termoiónica, y conectada con dos planos hoi izon- 
tales colocados uno por abajo y otro por arriba del lápiz de rayos, con 
lo que se logra que éste se mueva verticalmente”, pudiéndose rcgistiai 
fotográficamente dicha excursión vertical (véase la Fig. 80). 
Tipos de corrientes bioeléctricas. —No es posible hacer una 
clasificación exacta de los potenciales bioeléctricos. Los primeros auto¬ 
res consideraron por separado las corrientes de los diferentes tipos de 
órganos; asi, Garten discute bajo encabezados separados, las corrientes 
producidas por el músculo estriado, el músculo liso, los nervios, las 
glándulas, los ojos, etc. Pero desde el punto de vista de la fisiología ge- 
12 Véase Matthews; Jour. Physiol., 65: 225, 1928: 67: 169, 1929. 
13 EV.\NS: Recent Advances in Physiologi/, 4? cd. Filadclfia. 1930. Para 
una discusión de la técnica del oscilógrafo de rayos catódicos en los estudios bioló¬ 
gicos, véase RiCHTER: Pflüger's Arch., 240: 1 1 1, 1938. 
