432 
MR. E. H. GRIFFITHS ON THE VALUE OF 
1°. £tude du thermomHre P. 
a. Calibrage (y compris I’interpolation dans la supposition quo la division est equi 
distante); 
h. Determination du coefficient de pression ; 
c. Determination de I’intervalle fondamental. 
Les corrections resultant de ces deux dernieres etudes n’agissent que sur le range; 
et sont de peu d’importance (moins de *001 degre) sur un intervalle de 10 degres. 
Le calibrage, au contraire, peut introduire de point en point des erreurs irregulieres. 
J’ai montre autrefois^ que, dans un calibrage fait avec tons les soins possibles par un 
observateur tres-exerce, I’extr^me limite d’erreur, pour un thermometre divise en 
dixiemes de degre est de ‘001 ; le calibrage du thermometre P a ete fait avec soin, mais 
par une methode abregee et Ton peut s’attendre a des erreurs de ‘002 environ sur les 
points determines directement; le tube etant assez irregulier les erreurs des points 
interpoles peuvent atteindre ‘OOS. 
0 
2°. Reduction au tlicrmomUre d azote. 
Cette reduction se fait au moyen des tables generales determinees par la comparalson, 
faite une fois pour toutes, d’un groupe de thermometres en verre dur avec le thermo¬ 
metre a gaz. Dans I’application de cette table au thermometre P, on suppose que les 
corrections sont les memes, c’est-a-dire que le verre et le mercure de ce thermometre 
sont identiques ^ ceux des thermometres-etalons, Cette identite thermique a ete 
verifiee approximativement par des comparaisons precises faites sur un grand nombre 
de thermometres; mais si Ton songe: [a) que le verre est un corps chimiquement 
complique, et dont la dilatation est soumise a des lois singulieres; (5) qu’il suffit d’une 
difference relative de (2'10~^^ en valeur absolue) dans le coefficient de 6^ dans la 
formule de la dilatation lineaire du verre pour provoquer une difference de ’001 degi’^ 
dans les indications du thermometre a 50°, on ne peut etre que fort etonne d’une telle 
concordance, qui resout la question vitale du thermometre a mercure, et detruit tons 
les prejugds que Ton avait contre cet instrument, aussi bien que sur la dilatation du 
verre. 
3°. Com-paraisons. 
Celles-ci comprennent:— 
(a.) les observations a diverses temperatures ; 
(6.) les determinations du zero. 
On peut vraisemblablement s’attendre a ce que les erreurs de temperature, les 
defauts de I’dclairage, les irregidarites du menisque provenant en partie des irr^gu- 
* “ Etudes thermometriques,” ‘ Travaux et Memoires du Bureau International des Poids et Mesures,’ 
tome 5, p. 23 (1886). 
