Über die Refraktometrie optisch inhomogener 
Substanzen. 
Von 
Di\ R. Halben. 
Privatdozent der Ophthalmologie in Greifswald. 
Vortrag gehalten im Naturwissenschaft! Verein für Neuvor¬ 
pommern und Rügen in Greifswald am 8. XI. 05. 
M. H. Die Prinzipien der Refraktometrie sind Ihnen 
allen geläufig. Sie wissen, dass alle älteren Methoden als 
umständlich und ungenau verdrängt sind durch das Verfahren 
den Brechungsindex aus dem Grenzwinkel der totalen Re¬ 
flexion beim Übertritt von Licht aus einem optisch dichteren 
in ein optisch dünneres Medium zu bestimmen. Je mehr die 
optische Dichte des ersten Mediums die des zweiten über¬ 
trifft. um so kleiner darf der Einfallswinkel werden, ohne dass 
Licht in das zweite Medium eindringen kann. Den kleinsten 
Einfallswinkel, bei welchem noch gerade alles Licht von der 
Grenzfläche reflektiert wird, bezeichnet man als Grenzwinkel 
der Totalreflexion. Da für diesen Fall der Sinus des Aus¬ 
fallswinkels, der dann ein Rechter ist, gleich 1 wird, so ist 
der relative Brechungsquotient der beiden Medien dann direkt 
gleich dem Sinus des Einfallswinkels, d. i. des Grenzwinkels. 
Sie kennen alle die auf diesem Prinzip beruhenden Refrakto¬ 
meter Abbe’scher und Pulfrich'scher Konstruktion, die die 
Firma Carl Zciss in Jena in höchster Vollkommenheit aus¬ 
führt. Beide Apparate gestatten bei sehr einfacher Iland- 
l 
