2 
Dr. R. Halben: Über die Refraktometrie 
habung den Brechungsindex von festen, flüssigen und plastischen 
Körpern mit einer bis in die 4. Decimale reichenden Genauig¬ 
keit zu bestimmen, solange eine optisch homogene Substanz 
in nicht gar zu geringer Menge zur Untersuchung vorliegt. 
Die Apparate finden in wissenschaftlichen und technischen La¬ 
boratorien ein weites Anwendungsgebiet, einmal zur Unter¬ 
scheidung von chemischen Substanzen und zur Prüfung ihrer 
Reinheit und zweitens zur Concentrationsbestimmung von 
Lösungen und Gemischen bekannter Componenten. 
Damit Sie für den weiteren Gang der Darstellung Alle 
im Bilde sind, gestatten Sie mir, Ihnen wenigstens für das 
Refraktometer Abbe’scher Konstruktion, und zwar der Ein¬ 
fachheit halber nur für den Fall der Untersuchung im reflek¬ 
tierten Licht, kurz den Strahlengang zu rekapitulieren. Das 
L 
Licht tritt hier tcf. Fig. 1) in der Richtung des Pfeils in 
das Prisma ein und wird an der Hvpothenusenfläche des 
Glasprismas, welcher die zu untersuchende Substanz fest auf¬ 
liegt. unter verschiedenen Winkeln reflektiert; ein Teil des 
reflektierten Lichtes wird in das Fernrohr eindringen und 
zwar werden alle unter sich parallelen Strahlen, die ins 
Fernrohr eintreten, in der Brennebene des Objektivs gg zu 
scharfliniger Vereinigung gebracht. Alle jene Strahlen, die 
unter einem Winkel, der kleiner ist als der Grenzwinkel der 
Totalreflexion auf die Grenzfläche zwischen Glas und Lnter- 
