optisch inhomogener Substanzen. 
9 
rabolischen Form der Indicialkurve zum mindesten für viele 
Fälle auch nicht annähernd richtig ist. 
Durch Verbesserung des Okulars und durch die technisch 
allerdings schwierige und kostspielige Vergrösserung aller Di¬ 
mensionen des Instruments lässt sich eine Vergrösserung des 
vorläufig für sichere Bestimmungen zu kleinen ausnutzbaren 
Feldes erzielen. Ein anderer Fehler wird aber bestehen 
bleiben. Mit der Veränderung der Winkelstellungen zwischen 
Fernrohr und Prisma bei Einstellung indexdifferenter Zonen 
ändern sich die Identitätsbeziehungen zwischen Punkten der 
Austrittspupille pp und Punkten der dem Prisma aufliegenden 
Objektfläche. Dieser Fehler Hesse sich vermeiden durch eine 
Konstruktion, die sich an das Zeiss'sche Eintauchrefrakto¬ 
meter anzulehnen hätte, auf welches mich Herr Dr. Löwe 
von der Firma Zeiss aufmerksam gemacht hat Das Prisma 
bleibt mit dem Fernrohr fest verbunden, die BlendVorrichtung 
muss wie in dem heute Ihnen vorgeführten Instrument be¬ 
stehen bleiben, die Lage der Grenzlinienebene gg ist direkt 
