Sitzungs-Berichte. 
XI 
empfängt. Das Experiment sei von Roth kürzlich dahin 
modiücirt worden, dass er die unbelegte Seite mit Paraffin 
tränkte und mittelst eines Zerstäubers mit Wassertropfen be¬ 
deckte, die dann während der Ladung schon zu kleinen 
schwach leuchtenden, von der Mitte nach der Peripherie hin 
sich bewegenden Fünkchen Veranlassung geben. Das Phä¬ 
nomen erklärt sich, weil die Wassertröpfchen von der Mitte 
der Ladungsstelle aus eine Abstossung erfahren und weil an 
jedem elektrischen Tröpfchen erfahrungsgemäss auch sonst 
ein kleiner elektrischer Büschel erscheint. Endlich zeigte 
der Vortragende, dass ein solches Rutschen elektrisirter und 
dadurch leuchtender Tröpfchen auch in der freien Luft er¬ 
folgen könne, wenn man nämlich zwei reichlich mit Wasser 
getränkte Stücke Fliesspapier einander gegenüberstellt und 
sie mit den Polen der Influenzmaschine verbindet. Der Vor¬ 
tragende meint, dass diese Erscheinung möglicherweise für 
das Studium der bisher noch nicht erklärten Kugelblitze von 
Interesse sei. Herr Prof. Holtz sprach darauf über elektri¬ 
sche Thermoskope, wozu der Thermomultiplikator. das Mikro- 
tasimeter und das Bolometer zu rechnen wären, und erklärte 
namentlich die beiden letzteren noch ziemlich unbekannten 
Apparate, welche er in verschiedenen Formen vorführte. Zu 
jedem derselben gehört ein Galvanometer, eine Wheatstone- 
sche Brücke und noch ein besonderes Instrument, welches 
in die Wheatstonesche Brücke eingeschaltet durch Tempe¬ 
raturveränderung seinen Widerstand ändert und so das Gal¬ 
vanometer zum Ausschlagen bringt. Beim Bolometer ist der 
empfindende Theil ein Stück dünnes Eisenblech, in welchem 
die Wärmestrahlung eine Erhöhung des Widerstandes bedingt, 
beim Mikrotasimeter ein Ebonitstäbchen, welches, sich ver¬ 
längernd, den Widerstand eines Kohlencontactes durch stär¬ 
kere Pressung kleiner macht. Der Vortragende hat die bis¬ 
herige Form in sofern modificirt, als er dem Mikrotasimeter 
auch die äussere Form einer Thermosäule gab, indem er 
statt des Stäbchens ein rundes Ebonitscheibchen anwandte, 
dessen Mitte gegen den in der Kapsel angebrachten Contact 
wirkt und welches bei äusserer Bestrahlung sich krümmend 
den Widerstand grösser werden lässt. Bei diesem wie bei 
dem schon in Thermosäuleform bekannten Bolometer..warfin- 
