X 
Sitzungs-Berichte. 
grosser Geschwindigkeit lind Ausdehnung versehenen Wirbel- 
bewegungen, welche sich zeigen, wenn man aus einer engen 
Oeffnung Wasser, in dem feinste Theilchen suspendirt sind 
(schwefels. Baryt z. B.), an einer Glaswand herab in ein grösseres 
Müssigkeitsquantum fliessen lässt. Die anfangs geringen 
Wirbel werden nach einiger Zeit deutlich umfangreicher, es 
treten in der Flüssigkeitsbahn neue Wirbel auf mit ersicht¬ 
lich — alles innerhalb der begrenzten Wasserstrasse — 
lebhafter, von verschiedenen Centren ausgehender Wirbel¬ 
bewegung. Hierauf sprach Herr Dr. Edler über die Be¬ 
stimmung der Leuchtkraft des Leuchtgases. Mit dem hiesigen 
Gas sind auf Ersuchen des Ministeriums im physikalischen 
Institut Versuche angestellt worden, welche ergaben, dass 
die Leuchtkraft desselben nur wenig hinter derjenigen des 
Berliner Gases zurücksteht. Ob das Verhältniss immer das¬ 
selbe bleibt, werden spätere Beobachtungen lehren. Viel 
Schwierigkeiten hat bisher die Feststellung einer zuverlässigen 
und brauchbaren Normaleinheit für die Lichtintensität ver¬ 
ursacht. Die deutschen und noch mehr die englischen Nor¬ 
malkerzen sind nicht zuverlässig genug, ebenso die Carcel- 
lampe sowie auch die Swanlampe; die Violle’sche Lichteinheit 
ist aber in der Praxis nicht recht verwendbar. Dagegen hat 
sich die Amylacetatlampe von von Hefner-Alteneck überall 
sehr gut bewährt, eine solche wird auch im physik. Institut 
zu den Messungen benutzt. Ist der Unterschied zwischen 
der zu prüfenden Lampe und dem Normallicht ein grosser, 
so bedient man sich vortheilhaft einer Zwischenlicbtquelle, 
mit der man jene beiden vergleicht. Zur Prüfung des Leucht¬ 
gases benutzt man Argandbrenner von bestimmter Con- 
struction und regulirt mit Hilfe eines Experimentirgasmessers 
die Flamme so, dass stündlich 142 Liter Gas verbraucht 
werden. Unter diesen Voraussetzungen entspricht das Ber¬ 
liner Gas einer Intensität von ca. 16 Normalkerzen. Als 
Photometer verwendet man in Deutschland für derartige 
Messungen fast ausschliesslich das Bunsen’sche, dessen Ein¬ 
richtung ausführlich erklärt wurde; von den sonstigen Photo¬ 
metern konnten, der grossen Zahl wegen, nur die wesent¬ 
lichsten Prinzipien angedeutet werden. Mit Hülfe eines 
solchen Fettfleckphotometers und einer passenden optischen 
