96 
lieber specifische Gewichtsbestimmungen. 
Von 
W. L e i c k. 
Bei den genaueren spec. Gewichtsbestimmungen fester 
Körper mittelst des Pyknometers ist, namentlich wenn nur 
sehr geringe Mengen einer kleinkörnigen Substanz zur Ver¬ 
fügung stehen, eine ganze Reihe von Correctionen anzu¬ 
bringen. Dies rührt zum grossen Teil daher, dass das Wasser 
und das Glasgefäss, welches zur Aufnahme des Körpers 
bestimmt ist, durch die wechselnde Temperatur eine Aus¬ 
dehnung resp. Contraction erfahren. Die Correctionsglieder, 
welche infolge dessen bei der Berechnung des spec. Gewichts 
anzubringen sind, erreichen oft eine solche Grösse, dass die 
Genauigkeit der Bestimmung dadurch nicht unerheblich 
beeinträchtigt werden kann. 
Diese Fehlerquellen waren es hauptsächlich, welche mich 
dazu veranlassten, bei einer Reihe von Bestimmungen die 
gewöhnliche Pyknometermethode zu verlassen und zu einer 
etwas modificierten Bestimmungsweise überzugehen, die ich 
im folgenden kurz auseinandersetzen will. 
Ein offenes Fläschchen, das an einem dünnen Platin¬ 
draht befestigt ist, wird unter Wasser gewogen. Dann wird 
der zu bestimmende Körper, dessen Gewicht in der Luft 
vorher festgestellt ist, in dies Fläschchen gebracht und das¬ 
selbe wiederum unter Wasser gewogen. Man erhält so durch 
die erste Wägung das Gewicht der Flasche im Wasser und 
durch die zweite das Gewicht der mit Substanz gefüllten 
Flasche im Wasser. Die Differenz beider Wägungen giebt, 
