124 
Schliesslich mag noch ein kurzer Nachweis folgen über 
die Berechnung der einzelnen Theile der Pumpe. Die Durch¬ 
flussmenge des Quecksilbers durch die ringförmige Oeffnung 
(oo in Fig. 5) von 2,01 [j Millimeter Querschnitt bei 15 mal 
760 mm - Quecksilberdruck beträgt für 1 Sekunde 
2,01 V2. 9807.15.700 = 5006(3 Kubikmillimeter. 
Auf einen Kontraktionskoefficienten braucht bei der ciaren- 
thümlichen Gestalt dieser Oeffnung nicht Rücksicht genommen 
zu werden. Ferner wird durch die beiden Stiefel von 7,5’ nm * 
Halbmesser bei 200 mra - Hubhöhe der Kolben durch n Umdre¬ 
hungen eine Quecksilbermenge jener Oeffnung zugeführt, welche 
gleich ist 
n. 2. 3,14. 7,5 2 200 = n. 76686 Kubikmillimeter. 
Sollen diese beiden AVerthe einander gleich sein, so würde 
die nöthige Quecksilbermenge bei 0,425 Umdrehungen der 
AVelle in 1 Sekunde, oder bei einer Umdrehung in 2,35 Se¬ 
kunden geliefert werden. Nach Fertigstellung des Apparates 
zeigte sich aber, dass ein Mann bequem eine Umdrehung schon 
in 1 Sekunde zu leisten vermag, dass also bei geeigneter 
Wahl grösserer Abmessungen ein noch rascheres Evacuiren 
möglich ist, als dieser Apparat gestattet. 
Die Luftpumpe wurde von Herrn Mechanicus Dem min 
hierselbst nach vorstehenden Angaben ausgeführt. 
Greifswald im November 1877. 
