134 
die Ladung der ganzen Fläche nur durch eine ganze Reihe- 
von Spitzen bewerkstelligt werden könne. 
Übertragen wir dies Mittel auf die bisher betrachteten 
Formen, so gehen sie in diejenigen über, welche auf der rechten 
Seite der Ti1.4 gezeichnet sind. Alle Stanniolbelegungen fallen 
fort, und an Stelle der einfachen zugespitzten Leiter treten 
solche, welche mit rundlich geformten Spitzenkämmen ver¬ 
sehen sind. Die Spitzen dürfen nicht zu entfernt stehen, da¬ 
mit sich noch alle Punkte des Glases hinreichend laden, nicht 
zu nahe nach Art einer Schneide, weil der Übergang der Elek- 
tricität hierdurch erschwert wird. Sie dürfen aus letzterem 
Grunde auch nicht zu kurz und müssen dem Glase zugekehrt 
möglich fein sein, während andrerseits bei zu grosser Länge 
an den vom Glase entfernteren Theilen Elektricität zerstreut 
wird. Ihre Länge wird übrigens theilweise durch die Dicke 
der Stäbe bedingt, an welchen sie befestigt sind, und diese 
muss so gross sein, dass an dem verrundeten Ende gleichfalls 
keine Zerstreuung der Elektricität erfolgen kann. Überhaupt 
sind für alle metallischen Theile des Apparats entsprechend 
der höheren intensiven Leistungsfähigkeit viel stärkere Dimen¬ 
sionen, als früher, zu wählen. Deshalb sind auch, abweichend 
von den Figuren der linken Tafelseite, die zugekehrten Enden 
der Entladungsdräthe, die sogenannten Elektroden, diesmal in 
Kugelform gezeichnet. Im Übrigen bietet die Construetion 
in den Figuren 5—8 nichts Keues, wohl aber in Fig. 11, da 
wir hier nicht, wie früher, die Zahl der Conductoren verringern 
können. Zur Aufstellung derselben ist also eine besondere 
Vorrichtung nötliig, und sie besteht aus einer Ebonitscheibe 
(Fig. 14.) welche vor der Fassung der Glasscheibe mittelst 
eines kleinen Zapfens in der stabilen Axe, um welche jene 
rotirt, befestigt ist. Zur abwechselnden Verbindung der Con- 
ductoren mit einander dienen, wie früher, zwei Stanniolringe, 
welche jedoch hier an entgegengesetzten Seiten der Ebonit¬ 
scheibe sitzen. Es mag nicht überflüssig sein, zu bemerken, 
dass die experimentelle Benutzung dieser Ringe im vorliegenden 
Falle ohnehin bedeutungslos ist. Da die Conductoren ja nicht, 
wie die ehemaligen Metallsectoren, rotiren, vielmehr stets den¬ 
selben Belegungen gegenüber stehn, können sie ihre Polarität 
