90 
selbe variiren lässt, um die Einwirkung auf das Galvanometer 
bis zu einem gewissen Grade in der Hand zu haben. Das 
Element muss aus letzterem Grunde womöglich so beschaffen 
sein, dass man das eine Metall mehr oder weniger tief in die 
Flüssigkeit senken kann. Ich habe längere Zeit mit Vortheil 
ein kleines Element benutzt, dessen Hülle ein bis auf zwei 
obere Öffnungen geschlossenes Hartgummikästchen war (Fig. 24). 
In der einen sass eine Klemme fest, welche mit einer Kohlen¬ 
platte communicirte. In der andern war ein Zinkstab auf 
einfache Weise verschiebbar. Die letztere Öffnung wurde für 
gewöhnlich durch einen Gummistöpsel verschlossen, um der 
Flüssigkeit während der Reise den Austritt zu verwehren. 
Als solche benutzte ich eine Mischung aus doppelt-chromsau¬ 
rem Kali und verdünnter Schwefelsäure, der noch etwas 
schwefelsaures Queksilberoxyd beigefügt war. Ich bemerke 
hierzu, dass die Wirkung kurz nach Schluss der Kette an¬ 
fänglich einwenig ansteigt, bevor sie successive fällt. 
Das Galvanometer (Fig. 25) eignet sich um so besser, je 
leichter die Nadel beweglich ist, während der Grad ihrer 
Magnetisirung und die Zahl der DratliWindungen eine geringere 
Rolle spielt. Denn es handelt sich hier weniger darum, einen 
möglichst grossen Ausschlag, als vielmehr unter sonst gleichen 
Verhältnissen allemal denselben Ausschlag zu gewinnen. 
Die Nadel darf jedoch nur auf einer Spitze schwingen, eine 
subtile Aufhängung wäre nicht angebracht, da Alles, wie 
bemerkt, häufiger eine Reihe von Stössen vertragen muss. 
Eine grössere Länge der Nadel ist deshalb erwünscht, damit 
man genauer beobachten kann, eine solche hat jedoch den 
Übelstand, dass die Nadel verhältnissmässig langsam schwingt. 
Um die Schwingungen am besten abzukürzen, muss die Arre- 
tirung alsdann so beschaffen sein, dass man die Nadel schon 
durch den Druck eines Fingers in ihrem Laufe unterbrechen 
kann. Gestattet die Arretirung diese Vergünstigung nicht, so 
wäre — wo eine schnellere Beobachtung Bedürfniss ist — 
ein kleiner Magnetstab, mit dem man geschickt manipulirt, 
als Aushülfe zu verwenden. Um das Galvanometer allemal 
so zu richten, dass die Nadel in horizontaler Ebene schwingt, 
bedarf es dreier gegen die Unterlage wirkenden — am besten 
