w. Holtz: Zur Conxtruction der Influenzmaschine \ 
79 
tretende Kante entstehe. Aber auch sonst müssen hervor¬ 
tretende Kanten möglichst vermieden werden, und, wo Röhren 
über einander verschiebbar sind, muss die äussere demgemäss 
abgerundet werden. Ueberhaupt aber dürfen die Röhren nicht 
zu eng sein, wenn nicht doch an ihnen elektrische Verluste 
entstehn sollen. Um hierfür Anhaltspunkte zu bieten sei be¬ 
merkt, dass man bei Scheiben von 3, 4 und 500 mm Durch¬ 
messer am besten Röhren von 10,13 und 16 ,n,n Weite verwendet. 
Kür den, welcher mit der Bearbeitung solcher Röhren weniger 
vertraut ist, will ich noch hinzufügen, dass man an gewissen 
Stellen massive Stücke einlöthen muss, wenn es sich nämlich 
darum handelt, für einen senkrecht zur Wandung eingeführten 
Schraubengang eine bessere Führung zu gewinnen. Auch 
mag nicht unerwähnt bleiben, dass man diejenigen Röhren, 
welche sich über einander verschieben sollen, so zu wählen 
hat, dass sie sich im rohen Zustande noch nicht vollständig 
über einander verschieben, ferner, dass man der einen, wo¬ 
möglich der innern, durch Schlitze eine gewisse Federkraft 
geben muss. Kleine Kugeln werden am besten als Hohl¬ 
kugeln gegossen mit einer innern Verstärkung an jener Stelle, 
wo sie befestigt werden sollen. Grösse Kugeln setzt man zu¬ 
sammen aus gedrückten Halbkugeln, gleichzeitig eine Röhre 
einlöthend, welche für die Befestigung die nöthige Führung 
geben soll. 
Da sich die Entladungsstangen nicht gut anders, als in 
horizontaler Richtung verschieben lassen, so müssen auch die 
Hauptconductoren womöglich in horizontaler Ebene liegen und 
zwar mit dem Centrum der Scheiben in gleicher Höhe, weil 
ihre Spitzen nach diametral gegenüber befindlichen Punkten 
zeigen müssen. Nach der Lage der Hauptconductoren aber 
richtet sich die Lage der festen Scheibe, oder richtiger die 
Lage ihrer unterschiedlichen Theile, weil jene Spitzen, wenn 
man diese Theile im Rotationssinne der beweglichen Scheibe 
verfolgt, mehr oder weniger nach den Anfängen der Belegungen 
zeigen müssen. Man wählt nämlich der Anfangskante dann, 
wenn es sich mehr um intensive Wirkungen handelt, während 
man die feste Scheibe besser um einige Grade rückwärts dreht, 
wenn die quantitative Leistung vorherrschen soll. Nach der 
Lage der festen Scheibe aber richtet sich wieder die Lage der 
