90 
W. Holtz: Zur Construction der Influenzmaschine. 
weiter von einander rücken kann. Für diesen Fall nament¬ 
lich halte ich diejenige Anordnung geeignet, welche Fig. 9 
und Fig. 4 in der Befestigung der Hauptconductoren bezeich¬ 
net, wo diese nicht mehr in der Mitte ihrer Einsauger, son¬ 
dern unmittelbar neben den Ebonitsäulen angebracht sind. Eine 
Veränderung in diesem Sinne bietet an bereits fertigen Ma¬ 
schinen keine grosse Schwierigkeit, und ich möchte sie dort 
namentlich empfehlen, wo die Maschine auch sonst solide ge¬ 
arbeitet ist. Natürlich müssten gleichzeitig die Entladungs¬ 
stangen entsprechend verlängert, und die Metallcontacte der 
Condensatoren auseinander gerückt werden. 
Aber auch für neue Maschinen ist das eben besprochene 
Arrangement durchaus empfehlenswerth, wenn man keinen An- 
stoss an der etwas schwierigen Herstellung jener Borchard- 
schen Metalluntersätze nimmt, da eine grössere Funkenlänge, 
als gedachtes Arrangement gestattet, doch schwerlich in Zu¬ 
kunft zu erwarten steht. Gleichwohl mag noch einer andern 
Anordnung gedacht werden, welche in so fern einfacher ist. 
als sie jener Untersätze entbehrt, und doch bei noch grösserem 
Abstande der Conductoren auch sonst allen übrigen Erforder¬ 
nissen entspricht. Die Träger der Conductoren stehn hier 
an derselben Stelle, wie in Fig. 5, nur sind sie etwas weiter 
nach vorne gerückt, so dass sich zwischen ihnen und den 
Glasscheiben eine Kugel von dem 2 — 3 fachen Durchmesser 
der Einsauger noch vor- und rückwärts bewegen lässt. Diese 
Kugel, in welcher der betreffende Einsauger steckt, sitzt gleich¬ 
zeitig am Ende einer längeren Bohre, welche sich innerhalb 
der ganzen Röhre, welche den Hauptconductor repräsentirt und 
fest im Kopf der Ebonitsäule steckt, drehen und verschieben 
lässt. Dreht man den Einsauger nach oben, so lässt sich die 
bewegliche Scheibe entfernen, verschiebt man ihn, so kann 
hiernach die Spitzen richtig stellen. Die Säule selbst darf 
also auf irgend welche Weise unabänderlich im Holze be¬ 
festigt sein. Jene Ebonitschraube aber, welche in Fig. 5 im 
Kopf dieser Säule steckt, ist nun von hinten in gedachte Kugel 
eingeführt, und statt des Endknopfes befindet sich in ihrer 
Mitte eine kleine Scheibe, mittelst deren sie leicht gedreht 
werden kann. Diese Art der Regulirung der festen Scheibe 
ist zwar nicht sehr bequem, weil zwischen der Kugel und 
