54 
l)r. v. Fe ilitz s c h und Dr. Holtz: 
hobelt, und an den äusseren Enden tragen sie Klemmschrau¬ 
ben zur Befestigung verschiedener Utensilien, z. B. nicol’scher 
Prismen, bei Anstellung des faraday'sehen optischen Versuchs. 
Eigur 1 auf Tafel IV stellt den so gewonnenen Elektro¬ 
magneten in etwa T V der Abmessungen dar. Zur besseren 
Vergleichung mit den grössten bisher beschriebenen Magneten, 
nämlich denen von Faraday (Exper. Res. N. 2192, 2246 und 
2247) und dem, welchen Plticker konstruiren liess (Poggen- 
dorffs Annalen Bd. 72, S. 315 (1847) und Bd. 73, S. 549 
(1848)), diene die folgende Zusammenstellung. 
Polab¬ 
stand. 
Mittlere 
Länge 
des 
Kerns. 
Durch¬ 
messer 
des 
Kerns. 
Gewicht 
des 
Kerns. 
Querscli. 
des 
Drahts. 
Zahl der 
Draht¬ 
schich¬ 
ten. 
Gewicht 
des 
Drahtes. 
mm. 
mm. 
mm. 
Kilo. 
[] mm. 
Kilo. 
Earadav’s Wool- 
wich-Rolle. 
Stab¬ 
magnet. 
711 
63,5 
17,8 
14,52 
4 
19,5 
Faradav's Hufei- 
t/ 
senmagnet. 
152 
1168 
95,25 
64,8 
14,52 
3 
20,3 
Pliicker's Hufeisen¬ 
magnet. 
v84 
1320 
102 
84 
14,93 
3 
35 
Greifswald er Huf¬ 
eisenmagnet. 
596 
2706 
195 
628 
6,28 
25*) 
275 
Zur bequemeren Anstellung verschiedener Versuche wur¬ 
den noch weitere Einrichtungen getroffen, die in den Neben¬ 
figuren der Tafel IV dargestellt sind. Wie in Eig. 4 befindet 
sich zwischen den Magnetschenkeln ein möglichst stabiler 
eichener Tisch, bestehend vorn und hinten aus massiven 
Brettern, welche oben und in der Mitte durch zwei ebenfalls 
starke Bretter verbunden sind. Letztere sind dreieckig durch¬ 
brochen zur Aufnahme und Führung eines starken dreieckigen 
Holzprismas; welches seinerseits eine kleine Tischplatte trägt, 
und mit derselben nach Bediirfniss gehoben und gesenkt 
und mittelst einer starken Metallschraube in jeder Lage fest¬ 
gestellt werden kann. Auf der obersten festen Platte befindet 
sich noch ein zweiter Kommutator, der ebenfalls mit der 
*) Und zwar 15 übereinander liegende Windungen der Bandspirale 
und 10 Drahtlagen. 
