§0 Landois: Brutapparat mit electromagnetischer Vorrichtung etc. 
hängt. Vom Charniergelenke n geht der horizontale (mit dem 
Röhrchen R verbundene, Arm li aus, welcher an seinem Ende 
durch das niedergehende Stäbchen g gelenkig mit dem äusser- 
sten Ende der Stange A in Verbindung gesetzt ist. 
So lange die Temperatur des Brutkastens ihren Höhepunkt 
noch nicht erreicht hat, läuft das Wasser ans dem unteren 
Ende des Röhrchens R in das Kästchen a, (welches durch 
einen Arm an dem unteren Tlieile des Trägers T befestigt 
ist) und weiter von diesem Kästchen durch die Röhre t t ein¬ 
fach nach Aussen ab, ohne zur Verwendung zu kommen. 
Sobald jedoch mit der Erreichung des Wärmemaximums 
die galvanische Kette geschlossen ist und, wie oben ausein¬ 
andergesetzt, die Eisenplatte B angezogen wird, bewegt sich 
der Stüb A abwärts und zieht demgemäss auch g und h mit 
nieder. Hierdurch wird das Röhrchen R in die Lage des 
punktirt gezeichneten Röhrchens P versetzt und es strömt 
nun das Wasser in das Kästchen b, welches nur durch eine 
dünne Blechplatte von dem Kästchen a getrennt ist. Von 
dem Kästchen b führt ein Gummischlauch v in die mittlere 
Oeffnung des Wasserkastens, der somit durch den Zustrom 
des kalten Wassers abgekühlt wird. Ist die Abkühlung erreicht, 
und sind die Contacte m und r wieder gelöst, so geht die Stange A, 
durch das Gewicht I) emporgezogen, wieder aufwärts, und in 
Folge hiervon erhält das Röhrchen P wieder die Stellung R. 
In unserer Figur ist der Gummischlauch v v v einfach 
abwärts bis auf den Boden des Wasserkastens reichend ge¬ 
zeichnet. Koch zweckmässiger ist es, wenn man statt des 
Gummischlauches ein langes Bleirohr wählt, welches man in 
zahlreichen Windungen um die Wand des Binnenkastens 
wickelt und dann frei im Wasser sich öffnen lässt. Es er¬ 
folgt alsdann die Abkühlung des Binnenhafens gleichmässiger. 
Her Ueberschuss von Wasser, welcher sich in Folge des 
Einströmens in dem Wasserbehälter befindet, läuft durch das 
Rohr 11 aus dem Kasten nach Aussen hin ab. 
Es ist einleuchtend, dass im Grunde genommen zur Wir¬ 
kung des Apparates ein Quecksilbergefäss (S) ausreichend 
sein muss. Ich habe aber desshalb den Apparat mit zweien 
derselben ausgerüstet, um sicher sein zu können, dass der 
Contact auch zuverlässig erfolge. 
