Landois: Brutapparat mit electromagnetischer Vorrichtung etc. §7 
Die Einstellung des Apparates ist äusserst einfach: man 
erwärmt zuerst das Wasser des Apparates auf den gewünsch¬ 
ten Grad, z. B. 40° C., was durch das Thermometer y ange¬ 
zeigt wird. Hierauf wird zuerst die Flamme 2 recht klein 
durch den Hahn bei 12 eingestellt. Sodann wird das Röhr¬ 
chen e so gerichtet, dass es dicht über dem Niveau des Queck¬ 
silbers (bei i) steht, und es wird in dieser Lage durch die 
Schraube f fixirt; den Gasstrom durch die Leitung 13 regu- 
lirt man mittelst des Hahnes (zwischen 13 und W) so, dass 
die Flamme recht gross ist. Für die richtige Functionirung 
des Apparates ist es natürlich nötliig, dass beide Flammen 1 
und 2 so gross gestellt sind, dass sie mehr Wärme liefern, 
als zur Erhaltung der gleichmässigen Temperatur nothwendig 
ist. Sollte bei recht grossem Brütkasten die Doppelflamme 
nicht hinreichende Hitze geben, so kann man die Zahl der¬ 
artiger Lampen (1 und 2) einfach vermehren, die dann (hin¬ 
reichende Weite von 12 und 13 vorausgesetzt) durch Gabel¬ 
röhren mit 12 und 13 je zu combiniren wären, wie sich 
solches ganz von selbst ejrgiebt. 
Wie schon oben angedeutet, habe ich den Brutapparat 
auch zur Heizung durch Oel- oder Petroleumlampen herge¬ 
stellt. Hierzu dient eine grosse flache Oellampe, aus Blech 
verfertigt, aus der eine Anzahl (5 Stück) Dochte hervor¬ 
stehen (ähnlich wie die einer Nachtlampe). Die Dochte sind 
Breitbrenner und können durch Schrauben gestellt werden. 
Die Oelschüssel muss eine so grosse Oberfläche darbieten, 
dass das Niveau des Oeles selbst nach dem Brennen während 
einer ganzen Nacht nur einige Millimeter sinkt. Die sämmtlichen 
Dochte zusammen müssen auch hier soviel Wärme liefern, dass 
das Wasser über den erwünschten Grad hinaus erhitzt wird. 
Bei der Heizung mit Oel wird die ganze Leitung der (ras¬ 
röhren vom Apparate entfernt: namentlich auch das Röhrchen 
e (durch Lockerung der Schraube f), so dass also mit dem 
Stabe A nur noch der Mechanismus g h in Verbindung bleibt. 
Auf diese W eise folgt somit die Regelung der Wärme allein 
dadurch, dass beim Flintritt der maximalen Erwärmung kaltes 
Wasser in den Brutkasten einströmt. Ich habe mich davon 
überzeugt, dass auf diese Weise gleichfalls eine zuverlässige 
Regulirung erzielt wird. 
