88 Landois: Brütapparat mit eiectromagnetlicher Vorrichtung etc. 
Als einen besonderen Vorzug des Apparates muss ich es 
noch bezeichnen, dass die Bewegung so ausserordentlich leicht 
vor sich geht, da der Balken A in seinem Drehpunkte nur 
mit Ueberwindung eines geringfügigen Uebergewichtes sei¬ 
tens D zu bewegen ist. Ueberdies genügt eine sehr kleine 
Excursion der Bewegung, um bei i das Gas abzusperren und 
das Röhrchen R in die Lage P zu stellen. Ich glaube nicht, 
dass sich in einer vorteilhafteren Weise eine geringe Kraft 
zur Erreichung des besprochenen Zweckes verwenden lassen wird. 
Wenn wir bisher den Apparat lediglich mit dem Namen 
des Brütapparates belegt haben, so soll damit natürlich nicht 
gesagt sein, dass derselbe nur zu diesem Zwecke Verwendung 
hnden kann. Im Gegenteil: man kann sich desselben zu 
allen Zwecken bedienen, bei denen eine constante Temperatur 
vorhanden sein soll. Hierfür liefert die Physiologie der Ver¬ 
dauung und dgl. zahlreiche Objecte; auch zu chemischen 
Arbeiten aller Art kann der Apparat natürlich Verwendung 
finden. Es lässt weiterhin der Apparat die Wahl der zu er¬ 
reichenden Temperatur innerhalb einer grossen Breite zu. 
Wärmeregulatoren zur Unterhatiing einer gleichmässigen 
Temperatur sind schon vordem von anderen Forschern be¬ 
schrieben worden, zuerst von Kemp (1850), der die Ausdeh¬ 
nung von Quecksilber und Luft dazu benutzte, um den Weg 
für das zur Heizung bestimmte Gas oinzuengen. Das Werk¬ 
zeug erhielt Modificationen und Verbesserungen von Westly 
1850, Bimsen 1857 und Schorer 1870. Aehnlich ist auch 
Stricker’s (1878) Wärmeregulator construirt. C. Scheibler 
veröffentlichte 1808 zuerst die Beschreibung eines Temperatur¬ 
regulators, bei welchem durch eine electromagnetische Vorrich¬ 
tung die Gasflamme bei zu hoher Temperatur verkleinert wird. 
Hipp hat 1868 die Bewegung einer aus zwei Metallen (Stahl 
und Messing) zusammengelötheten Lamelle, welche bei er¬ 
höhter Temperatur eintritt, dazu benutzt, um die Stellung des 
Gasventiles zu verändern. Diese Apparate sind abgebildet 
und beschrieben von Rieh. Gsc hei dien in dessen Physio¬ 
logischer Methodik Braunschweig 1876, 2. Lieferung, 
Seite 180 u. f. Speziell für Brütapparate wurde von Lernare 
ein Regulator mit einem Schwimmer versehen, der, mit 
einem Register in Verbindung gesetzt, das Zuströmen kälte- 
