W. Iioltz: Ueber Breguet’sehe Spiralthermometer etc. 
63 
Ueber Breguet\sclie Spiralthermometer 
für Vorlesungszwecke und über sehr empfindliche Hygrometer 
nach gleichem Princip 
von 
Prof. W. Holtz. 
Man muss bei einem Thermometer zweierlei, nämlich 
seine Empfindlichkeit und seine Beweglichkeit unterscheiden. 
Quecksilberthermometer, können bei grosser Kugel und enger 
Röhre sehr empfindlich sein, aber sie sind träge, weil das 
Glas schlecht leitet und das Quecksilber eine grössere Masse 
ist. Sie sind für manche Zwecke deshalb ganz unbrauchbar; 
z. B., um die Temperaturerhöhung bei Compression der Luft 
nachzuweisen, weil die erzeugte Wärme sich schneller ver¬ 
liert, als das Thermometer eine wahrnehmbare Anzeige machen 
kann. Ausserdem sind sie wenig tauglich für Vorlesungs¬ 
zwecke, weil der Quecksilberstand nur in der Nähe zu er¬ 
kennen ist. Aus diesen Gründen wendet man auch mit 
Vorliebe für strahlende Wärme die Thermomultiplicatoren an, 
aber sie machen die Versuche complicirt, jedenfalls compli- 
cirter als für Vorlesungen wünschenswerth ist. Nun giebt 
es aber Thermometer, welche bei grosser Empfindlichkeit eine 
eben so grosse Beweglichkeit besitzen können. Ich meine 
die Breguet’schen Spiralthermometer. Wenn sie gleichwohl 
nur wenig im Gebrauche sind, so muss dies daran liegen, 
dass man sie durchschnittlich nicht zweckmässig construirt. 
So dachte ich wenigstens und wurde hierdurch veranlasst 
ihrer Construction und Anwendung eine grössere Aufmerk¬ 
samkeit zu schenken. 
Ein solches Thermometer ist bekanntlich ein aus zwei 
Metallen, namentlich aus Platin und Silber zusammen¬ 
gewalzter Streifen, spiralförmig in Gestalt eines Cylinders 
