66 
W. lloltz: Ueber Bregnel’sche Sf)iralthermoiruter rtr. 
freilich ganz gleichgültig, wie sich aus mehrfachen Versuchen 
ergeben hat. Ich meine die Empfindlichkeit des Instrumentes 
bleibt dieselbe, ob ein Streifen zu einer langen, engen, oder 
zu einer kurzen, weiten Spirale gewickelt ist. Allzu lange 
Spiralen aber sind unbequem, allzu weite geben schon einer 
minimalen Belastung übermässig nach und bleiben hierbei 
scheinbar nicht ganz constant. Kach alledem scheint mir 
eine Stabdicke von 2 bis 2J Millim. die zweekmässigste zu sein. 
Hiernach handelt es sich um die Wahl des Stativs, an 
welchem die Spirale befestigt werden soll. Eig. 1 zeigt ein 
besonders einfaches, welches gleichwohl nach gewisser Rich¬ 
tung sehr brauchbar ist. Hie Spirale hängt an einer kurzen 
Glasröhre, und diese steckt in einem Korke, der in und auf 
einem Holzstäbschen drehbar ist. Die Enden des letzteren 
umfassen zwei dünne Glasstäbe und ruhen auf kleinen Korken, 
die auf jenen verschiebbar sind. Der Vortheil dieses Stativs 
ist, dass man ohne Mühe eine längere Spirale durch eine 
kürzere ersetzen kann. Dagegen eignet sich besser das Stativ 
Fig. 2, wenn eine Glasglocke die Spirale bedecken soll. Ein 
oben bogenförmig gewölbter Messingstreifen ist mit seinen 
unteren Enden an einem Messingringe befestigt; oben hat 
jener eine Oeffnung, in welcher ein Kork drehbar ist, welcher 
das Glasröhrchen mit der Spirale hält. Das Stativ hat den 
Vortheil, dass man es mit Holzfuss gebrauchen, aber auch 
für weiter anzugebende Versuche auf eine Glasscheibe stel¬ 
len kann. Soll das Thermometer auch auf galvanische 
Ströme reagiren, so muss noch dafür gesorgt werden, dass die 
Spirale mit dem Halter metallisch communicirt. Dann hängt 
die Spirale besser an einer kurzen Messingröhre, welche sich 
federnd in einer weiteren verschiebt, die im Kopfe des Hal¬ 
ters sitzt. Die sonst üblichen Stative sind einseitige Halter. 
So lange und dünne Spiralen wie die vorliegenden sind dabei 
aber leicht Erschütterungen ausgesetzt. Bei den üblichen 
Stativen fehlt auch meines Wissens die Verschiebbarkeit. 
Hier ist sie nöthig, weil eine grössere Temperaturdifferenz 
solche Spiralen erheblich länger oder kürzer macht. 
Das Röhrchen oder Stäbchen, an welchem die Spirale 
hängt, muss gut in der letzteren passen. Die Befestigung ist 
dann leicht zu bewirken; sie geschieht am einfachsten mittelst 
