68 
Ti. Holtz: Ueber 23reguet’sche Spiralthcrmomeler etc. 
in seiner Mitte einige Male mit einem feinen Drathstück um¬ 
wickelt, dessen Enden mit kleinen Häkchen versehn parallel 
zu einander nacli oben gebogen sind (Fig. 4). Man braucht 
jene nur über das Nadelstück der Spirale zu hängen , damit 
der Zeiger hinreichend befestigt sei. Der Vortheil ist, dass 
man den letzteren für gewöhnlich oder beim Transport des 
Instrumentes abhängen, auch eventuell durch einen andern 
speciell für Yorlesungszwecke mit Papierfähnchen armirten 
vertauschen kann. 
Nun stellt sich aber für so bewegliche Spiralen, wie die 
vorliegenden noch ein weiteres Bedürfniss heraus, nämlich, 
dass bei den meisten Anwendungen der Zeiger sein besonderes 
Gehäuse besitzen muss. Die Spirale muss im allgemeinen 
frei hängen, damit der Wärmeaustausch möglichst ungehindert 
sei, der Zeiger jedoch darf dies nicht, w r eil schon der geringste 
Luftstrom ihn in Bewegung versetzt. Das einfachste ist ein 
den Theilkreis umschliessender Glasring, 1—2 Centim. hoch, 
auf den Holzfuss des Instrumentes gestellt, genau abgeschlif¬ 
fen und bedeckt mit einer Spiegelglasscheibe. welche in der 
Mitte ein Loch hat und aus zwei Theilen besteht. Das letz¬ 
tere muss dann so gross sein, dass sich die Spirale frei in 
ihm bewegt. Man kann aber auch bei abhängbarem Zeiger, 
wenn es nichts ausmacht, das Instrument um einige Centi- 
meter höher zu machen, die Drahtenden des Zeigers zunächst 
auf eine längere Strecke drelliren und hierauf mit ihren Häk¬ 
chen von einander biegen (Fig. 5). Das Loch kann dann 
viel kleiner sein, und die Spirale hängt auch mit ihrem 
untersten Ende frei. Für Yorlesungszwecke ist es nun aber 
wünschenswerth, dass speciell Theilkreis und Zeiger so gross 
wie möglich sei, also auch das Zeigergehäuse, was im andern 
Falle wieder unbequem ist. Ich habe daher eine Einrichtung 
getroffen, welche ich besonders empfehlen kann, dass sich näm¬ 
lich dasselbe Instrument sowohl mit grossem als kleinem Zeiger 
gebrauchen lässt. Hierzu dient-das Stativ Fig. 2; und der 
Zeiger ist selbstredend abnehmbar. Ist er klein, so bringe 
ich das Zeigergehäuse im Innern des am Fusse des Stativs 
befindlichen Messingringes an. Fig. 6 zeigt diese Einrichtung. 
Für den grösseren Zeiger besitze ich ein Gehäuse, das aus 
Spiegelglasscheiben und einem 26 Centim. weiten Glasringe 
