\V. Iloltz: Leber Breguet’sche Spiralthermometer etc. 
69 
besteht. Der Ring ist seiner besseren Darstellung halber 
5—6 Centim. hoch. Ich habe beiläufig bemerkt, solche und 
und noch grössere Ringe zu solidem Preise von Warmbrun & 
Quilitz* *) bezogen, die Spiegelglasscheiben dagegen von Spinn 
& Co.**) Das ganze Gehäuse stellt sich etwa auf 9—10 Mark. 
Das Stativ wird nun auf das Gehäuse selbst gestellt, wie 
es in Fig. 7 veranschaulicht ist. Der Zeiger hat diesmal eine 
besondere Einrichtung, damit er bei seiner grossen Länge 
noch leicht genug sei. Er besteht ganz aus feinem, höch¬ 
stens 0,1 Millim. dicken Eisendrath, wie ich ihn für Glüh¬ 
versuche mit Leydner Flaschen zu benutzen pflege. Die 
Einrichtung sieht man am besten aus Fig. 8. An seinen En¬ 
den sitzen minimale Sonnenblumenmarkstückchen, mit Papier- 
streifen armirt. Er ist so leicht, dass selbst bei plötzlicher 
Einwirkung der Wärme keine Oscillationen entstehn. 
Soll das Instrument zugleich für strahlende Wärme dienen, 
so muss die Spirale noch an ihrer Aussenseite einen Anstrich 
erhalten. Dies geschieht am besten mit chinesischer Tusche 
wenn jene eben gewickelt noch fest auf dem Stahldrathe sitzt. 
Am besten ist es übrigens, wenn man zwei Spiralen, von 
welchen nur die eine geschwärzt ist, zur Verfügung hat. 
In Ansehung der Wirkungen nun galt es zunächt fest¬ 
zustellen, wie gross die Empfindlichkeit eines solchen Instru¬ 
mentes sei. Für diesen Zweck hing ich neben die Spirale 
ein gewöhnliches Thermometer und deckte eine Glasglocke 
über beide. Dann schrieb ich zu verschiedenen Tageszeiten 
wiederholt die beiderseitigen Angaben auf. Es zeigte sich, 
dass eine Temperaturschwankung von 1° C. einen Ausschlag 
von 60 Graden gab. Eine Schwankung von 6 () Celsius würde 
also eine ganze Umdrehung des Zeigers bewirken. Dieses 
gilt wenigstens innerhalb der üblichen Zimmertemperaturen. 
Für höhere oder niedere Temperaturen dürfte voraussichtlich 
eine andere Beziehung gelten. Jedenfalls können bei einem 
Theilkreis von 26 Centim. noch leicht Sechzigstel von Celsius¬ 
graden abgelesen werden. Die grosso Empfindlichkeit des 
*) Glaswaarenhandlung und Handlung physik. und ehern. Apparate, 
Berlin, Rosenthalerstr. 40. 
*) Spiegelwaaren-Manufactur, Berlin, Leipzigerstr. 83. 
