70 
\V. Holtz: Ueber B regnet’sehe Spiralthermometer etc. 
Instruments hat freilich auch einen Uebelstand, zumal, wenn 
man mit der geschwärzten Spirale operirt. Man darf nicht 
vergessen, dass die menschliche Wärme schon in grösserer 
Ferne den Ausschlag variirt. Bei gewöhnlicher Temperatur 
bringt schon die Annäherung eines Menschen auf 2 Meter 
Entfernung einen Ausschlag hervor. Der Experimentator muss 
während eines Versuches also möglichst seine Stellung be¬ 
haupten, wenn er wohl gelingen soll. Was die Empfindlich¬ 
keit für galvanische Ströme anlangt, so bringt schon ein hete¬ 
rogenes Dräthepaar einen merklichen Ausschlag hervor. Bei 
einem kleinen Plattenpaare las ich bei einer Stromstärke von 
7 20 Ampere einen Ausschlag von 40 Graden ab. 
Die grosse Beweglichkeit des Thermometers äussert sich 
darin, dass alle Ausschläge fast im Momente der Einwirkung 
erfolgen. Dies zeigt sich am besten bei strahlender Wärme, 
weil man diese plötzlich abscbliessen und ebenso plötzlich 
einwirken lassen kann. Besonders eklatant ist der folgende 
Versuch. Man stelle einen Gasbrenner, am besten mit leuch¬ 
tender Flamme, in gewisser Entfernung von der geschwärzten 
Spirale auf, lasse das Gas ausströmen und entzünde es mit¬ 
telst eines elektrischen Funkens. Im Momente, wo die Flamme 
erscheint, schlägt auch der Zeiger aus. Ebenso plötzlich ist 
seine rückgängige Bewegung, sobald ein Blechschirm in den 
Weg der Strahlen geschoben wird. 
Wegen letzterer Eigenschaft ist das Instrument denn 
auch besonders geeignet, die durch Compression oder Dila¬ 
tation bewirkten Temperaturveränderungen nachzuweisen. 
Man hat Breguet’sche Spiralen hierzu bereits angewandt, aber 
in einer Weise, welche mir wenig empfehlenswert!! scheint. 
Die Spirale wurde nämlich in den unteren Tlieil eines Mes- 
singcylinders versetzt, welcher mit einem Kolben bewaffnet 
selber als Pumpapparat dient, und konnte durch zwei mit 
Glas verschlossene Oeffnungen beobachtet werden. Abgesehn 
davon, dass solche Beobachtung Manches zu wünschen übrig 
lässt, kann die Spirale auch nur verhältnissmässig kurz und 
muss verhältnissmässig dick genommen werden, letzteres, weil 
die Kolbenbewegung sie sonst in Schwankungen bringen 
würde. Zweckmässiger ist es jedenfalls Spirale und Pump¬ 
werk zu trennen, um so mehr, als jeder Blasebalg und 
