W. lloltz: Lieber Brey net* sehe Spiraltlx rmometcr etc. 
71 
selbst der Mund als solches wirken kann. Man könnte das 
Thermometer einfach unter den Recipienton einer Luftpumpe 
stellen; und dies ist auch am einfachsten, wo die Rumpe so 
stabil ist, dass bei ihrer Bewegung keine Erschütterungen 
entstehn. Wo dies, wie in den meisten Fällen, nicht zutrifft, 
scheint mir die folgende Einrichtung am zweckmässigsten zu 
sein. Eine dem Stativ Fig. 2 angepasste mit Tubus ver¬ 
sehene Luftpumpentellerglocke wird über das Thermometer 
auf eine runde Spiegelglasscheibo gestellt. Eine dünne Fett¬ 
schicht sorgt für genügende Dichtung, während der Tubus 
mittelst eines zwiefach durchbohrten Gummistöpsels verschlos¬ 
sen wird. In seiner einen Oeffnung steckt ein kleines Ma¬ 
nometer, in der andern eine Röhre, von der ein Gummi¬ 
schlauch nach einem auf dem Tische liegenden Blasebalge 
führt. Ein Gummiballon mit zwei Ventilen ist hierzu am 
brauchbarsten, damit man, jonachdem man ihn wendet, sowohl 
verdichten als verdünnen kann. Noch liegt auf dem Tische 
zwischen Ballon und Glocke eingeschaltet ein Glashahn. Alles 
ist darauf berechnet, dass während der Manipulationen die 
Glocke nicht erschüttert wird. Fig. 9 zeigt das ganze Arran¬ 
gement. Eine einzige Bewegung des Ballons giebt leicht 
einen Ueberdruck von 1 Centim. Quecksilberhöhe, und bei 
einer solchen las ieh einen Ausschlag von 30 Graden ab. 
Das würde eine Temperaturerhöhung von y () Celsius bedeu¬ 
ten , während sich theoretisch freilich die doppelte ergiebt. 
Dies erklärt sich, wenn man bedenkt, dass die Spirale immer 
noch eine gewisse Masse hat und also einer gewissen Zeit 
zu ihrer Erwärmung bedarf, während dessen sich ein Theil 
der erzeugten Wärme durch Mittheilung an Stativ und Glocke 
oder durch Ausstrahlung verliert. Wurde der Hahn geschlos¬ 
sen, wie es nach jeder Compression geschehen muss, so bleibt 
der Ueberdruck bestehn, während sich die Wärme nach und 
nach vollständig verliert. Man sicht dies an dem Rückgänge 
des Zeigers, welcher durchschnittlich nach einer halben Mi¬ 
nute wieder seine alte Stellung hat. Zieht man den Hahn 
jetzt aus dem Hahnstücke heraus, so schlägt der Zeiger in 
Folge der Luftverdünnung um 30 Grade nach entgegengesetz¬ 
ter Seite aus. Dasselbe geschieht natürlich, wenn man von 
vornherein, anstatt zu verdichten, auf 1 Centim. Unterdrück 
