72 
W. Holtz: ( Jeher Breguet'sche Spiralthermometer etc. 
verdünnt. Bei stärkerer Verdünnung hat man sich davor zu 
hüten, dass das Quecksilber des Manometers in die Glocke 
fliesst, weil es leicht die Spirale verderben würde, und bei 
stärkerer Verdichtung, dass nicht Glocke und Scheibe von 
einander reissen, wobei erstere vielleicht umgeworfen würde. 
vVie weit man gehen darf, kann durch Vorversuche leicht er¬ 
mittelt werden. Bei einem Durchmesser von 12 Centim. 
dürfte ein Abreissen bei 3 Centim. Ueberdruck zu befürchten 
sein. Uebrigens liegt kein Grund vor, den Apparat solchen 
Gefährdungen auszusetzen , da Ausschläge von 30—60 Grad 
für Vorlesungszwecke völlig genügen. Zur Herausnahme des 
Thermometers schiebt man dieses mit der Glocke soweit über 
die Glasscheibe hinaus, dass man jene bequem abheben 
kann. 
Die Versuche über strahlende Wärme bedürfen eventuell 
einer kleinen Abänderung, wenn sie besonders gut gelingen 
sollen. Es handelt sich darum, dass die Gestalt der empfin¬ 
denden Fläche genügend berücksichtigt wird. Bei einem 
Quecksilberthermometor oder einer Thermosäule ist dies ein 
kleines rundes oder quadratisches Stück, bei einer Breguet- 
schen Spirale ist sie linear oder doch bei grosser Schmalheit 
unverhältnissmässig lang gestreckt. Der bekannte Hohlspiegel¬ 
versuch muss daher modificirt werden. Ist der strahlende 
Körper eine Kugel, so muss diese im Brennpunkte eines 
sphärischen Spiegels verbleiben, die Spirale aber muss in der 
Brennlinie eines Cylinderspiegels hängen, wenn ihre ganze 
Länge ausgenutzt werden soll. Wer daran Anstand nimmt, 
dass die Anordnung hierdurch unsymmetrisch wird, mag statt 
der Kugel einen stabförmigen Körper veiwenden und ihn 
gleichfalls in die Brennlinic eines Cylinderspiegels stellen. 
Der Effect wird hierdurch kaum beeinträchtigt werden. In 
diesem Falle gehn zwar diejenigen Strahlen, welche nicht 
horizontal laufen, meist für die Spirale verloren, aber die 
Zahl der Strahlen ist wegen der Länge des strahlenden Kör¬ 
pers soviel grösser geworden. Zwei Cylinderspiegel sind sehr 
leicht zu beschaffen. Man braucht nur zwei Stücke recht 
blanken Weissbleches in die richtige Form zu biegen und an 
Holzklötzchcn zu schrauben, welche der Rundung des Bleches 
entsprechend ausgeschnitten sind. Der Stab, am besten ein 
t 
