W. Iloltz: Ueber Breejuet’sche SpiraUhermometer. etc. 7 
Eisenstab mit Holzfass, wird vor dom Versuche über einer 
Flamme massig erwärmt. Man erhält das Arrangement, 
wie es Fig. 10 darstellt. Man gewinnt hiermit leicht in 
2 Meter Entfernung Ausschläge von mehr als 180 Grad, 
und kann zugleich zeigen, dass die Ausschläge nur dann so 
gross sind, wenn der Stab die richtige Stellung hat. Für das 
grosse Zeigergehäuse arrangirt sich der Versuch so, dass man 
den einen Spiegel zugleich mit dem Thermometer auf dieses 
stellt und für den zweiten Spiegel eine entsprechend hohe 
Unterlage schafft. Diese Anordnung ist ungleich vorteil¬ 
hafter, schon um deswillen, weil der Spiegel den Zeiger nicht 
verdecken kann. Andere Versuche über strahlende Wärme 
z. B. jene mit dem Leslie’schen Würfel brauchen kaum ab¬ 
geändert zu werden. 
Einer Erscheinung muss ich noch gedenken, welche jedem, 
der mit BregueFschen Thermometern operirt, sofort in die 
Augen fallen muss, und welche, wenn sie auch nicht uner¬ 
klärlich ist, auf den ersten Blick doch etwas Frappantes hat. 
Ein Thermometer mit Glasglocke zeigt nämlich allemal einen 
höheren Stand, als wenn es unbedeckt ist, und zwar ändert 
sich der Stand während der Zeit, in welcher die Glocke ab¬ 
gehoben oder aufgesetzt wird. Das Material der Glocke scheint 
ohne Bedeutung, wenigstens habe ich bei Metallhüllen ähn¬ 
liche Abweichungen bemerkt, auch macht es scheinbar keinen 
Unterschied, ob die Lufttemperatur in langsamer Zu- oder 
Abnahme begriffen ist. Die Differenz beträgt durchschnittlich 
bei gewöhnlicher Zimmertemperatur 1° Celsius, so dass der 
Zeiger um circa 60 Grade schwankt. Ich zweifle nicht, dass 
sich Quecksilberthermometer ähnlich verhalten, d. h. dass sie 
in ummantelten Räumen im allgemeinen höher stehen; aber 
wegen ihrer geringeren Empfindlichkeit und Beweglichkeit 
muss sich diese Erscheinung eher der Beobachtung entziehn. 
Uebrigens scheint mir die Sache im Hinblick auf die man¬ 
cherlei Anwendung von Gehäusen bei Thermountersuchungen 
wichtig genug, um sie einer weiteren Prüfung zu unterziehn. 
Ich komme nun zur Construction der Hygrometer. Es 
lag nahe, das Princip der Breguet’schen Spiralen zur Anferti¬ 
gung auch solcher Instrumente zu verwenden. Es handelt 
sich nur darum aus zwei Stoffen, deren einer hygroscopischer 
