W. lloltz: Leber Breguet'sehe Spiralthermometer etc. 
75 
andere Ende und hängt die Spirale provisorisch an einem 
Ständer auf, das untere soweit beschwerend, dass sich be¬ 
nachbarte Windungon nicht berühren. Nimmt man später 
die Belastung fort, und es findet noch eine Berührung statt, 
so zieht man die betreffenden Stellen ein wenig aus. Man 
kann für solche Spiralen dann dieselbe Einrichtung der Zeiger 
und dieselben Stative verwenden, welche ich oben beschrie¬ 
ben habe. Ich pflege auch dasselbe grosse Zeigergehäuse 
für ein darüber befindliches Thermometer ebenso wie für ein 
Hvcrometer zu benutzen. 
* o 
Während die Empfindlichkeit des Thermometers unab¬ 
hängig von der Weite der Windungen ist, ist dies beim 
Hygrometer nicht der Fall; sind letztere weiter, so ist es em¬ 
pfindlicher. Dies liegt wohl daran, dass wir hier nur eine 
formändernde Substanz haben, und zugleich daran, dass diese 
verhältnissmässig weich ist und bei ihrer Formänderung nur 
geringe Widerstände überwinden kann. Eine Metallspirale 
aber bietet einen grösseren Widerstand, wenn sie bei sonst 
gleicher Beschaffenheit engere Windungen hat. Bei Spiralen, 
welche ich um 2 Millim. dicke Stäbe wickelte, war der Aus¬ 
schlag nur etwa f so gross, als wenn der Stab die doppelte 
Dicke hatte. Es ist klar, dass die Dicke des Bleches und 
die Consistcnz des Leimes die Empfindlichkeit mit bedingen 
muss. 
Jedenfalls ist die Empfindlichkeit der von mir hergestell¬ 
ten Hygrometer so gross, dass sie kaum etwas zu wünschen 
übrig lässt. Schon bei einmaliger Behauchung, wenn man 
tief ausathmet, kann man leicht einen Ausschlag von 180 
Graden gewinnen. Bei gleicher Operation rückt ein lvlinker- 
fües’sches Haarhygrometer nur um wenige Skalentheile vor. 
Ebenso gross ist die Beweglichkeit des Instrumentes, da 
die Ausschläge auch hier fast unmittelbar der Einwirkung 
folgen. Es ist nur wunderbar, dass die Leimschicht so schnell 
die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder von sich geben kann. 
Wie weit die Constanz solcher Hygrometer reicht, habe 
ich bisher noch nicht constatirt. Soweit ich sie beob¬ 
achtet, habe ich freilich keinen Mangel entdecken kön¬ 
nen. Ich glaube jedoch wohl, dass sie nach längerer Zeit 
namentlich bei grossen Feuchtigkeitsänderungen unbeständig 
