72 Oberbeck. Bericht über verschiedene physikalische Apparate. 
Die Vergrösserungszahl der optischen Instrumente kann 
aus ihrer Construction berechnet werden. Eine genauere 
Berechnung ist aber ziemlich umständlich, so dass es sehr 
wlinschenswerth ist, durch einfache Versuche die Vergrösse¬ 
rungszahl feststellen zu können. 
Die gebräuchlichste Methode 1 ), dieselbe zu messen, be¬ 
steht darin, dass man das Bild in der deutlichen Sehweite, 
herrührend von einem Object von bekannten Dimensionen, 
dire.ct mit einem anderen, gleichzeitig gesehenen Object ver¬ 
gleicht. Man kann dies bewirken, indem man mit dem einen 
Auge das Bild, mit dem anderen den Vergleichsgegenstand 
betrachtet. Man kann es aber auch durch optische Vorrich¬ 
tungen dahin bringen, dass man Beides mit demselben 
Auge sieht. 
Letztere Methode scheint mir vorzuziehen, da ich die Er¬ 
fahrung gemacht habe, dass es Vielen schwer wird, die mit 
den beiden Augen be¬ 
obachteten Bilder zur 
Deckung zu bringen. 
Im Anschluss an eine 
Vor§ uch san ord nung von 
E. Kohl ra u s c h 2 3 ) habe 
ich einen Apparat con- 
struirt a ), welcher die 
Vergrösserungszahl in 
einfachster Weise bei 
dem Mikroskop und bei 
dem Fernrohr zu mes¬ 
sen gestattet. 
In einem rechteckigen 
Rahmen sind, wie die 
beistehende Figur 1 
zeigt, zwei rechteckige 
Fig. l. 
1) Vergl. F Kohlrausch. Leitfaden der practischen Physik 1884; 
p. 139—142. — L. Dippel. Handbuch der allgemeinen Mikroskopie. 
1882; p. 355—366. — A. Mousson. Die Physik auf Grundlage der 
Erfahrung. 1881. Band II. p. 450 —452. 
2) 1. c. p. 142. 
3) Der Apparat ist von der Firma: Schmidt und Haensch in 
Berlin nach meinen Angaben ausgeführt worden. 
