Ob erb eck: Bericht über verschiedene physikalische Apparate. 73 
Spiegel von 25 mm Länge und 15 mm Breite in einer Ent¬ 
fernung von 6 cm angebracht. Dieselben sind um die Axen 
AB und CD drehbar und mit Hilfe der kleinen Schrauben 
A und C in beliebiger Lage festzustellen. Der Rahmen ist 
vermittelst eines Zwischenstücks KF an einem zu verstel¬ 
lenden Stativ befestigt und kann um die Axe KF gedreht 
werden. Der Spiegel AB hat in der Mitte eine unbelegte 
Stelle. 
Soll der Apparat dazu dienen, die Vergrös- 
nes Mikreiserung oskops zu messen, so wird der 
Rahmen horizontal gestellt. Die Spiegel sind um 
45° gegen die Horizontalebene geneigt. Der 
Spiegel AB befindet sich unmittelbar über dem 
Ocular. Neben dem Mikroskop liegt unter dem 
Spiegel CD das Vergleichsobject, dessen Bild 
durch doppelte Spiegelung zugleich mit dem Bild 
des unter dem Mikroskop liegenden Gegenstandes 
in das Auge gelangt. Als mikroskopisches Object 
benutze ich eine Mikrometerskala mit Linien in 
Vio und Vioo mm Abstand. 
Als Vergleichsobject dient ein auf graues 
Papier gezeichnetes, gleichschenkliges Dreieck 
von 20 mm Basis und 100 mm Höhe. Ohne 
Mühe kann man sofort erkennen, wie viel Mikro¬ 
meterstriche auf einen der Theilstriche des Dreiecks 
fällen. So würden in beistehender Zeichnung 
(Fig. 2.) vier Millimeterstriche auf den 8. Strich 
fallen. Sind die Mikrometerstriche Zehntel, so 
wäre in diesem Fall die Vergrös- 
serung eine zwanzigfache. Um die 
eigentliche Vergrösserungszahl zu 
finden, hat man noch mit dem 
Verhältniss der Entfernung der 
Zeichnung vom Auge: a + 5 (vergl. 
Fig. 3.) zu 25 cm die oben ge¬ 
fundene Zahl zu multipliciren. 
Um die Vergrösserung eines 
Fernrohrs zu bestimmen wird der Rahmen vertical gestellt- 
Die beiden Spiegel sind wiederum um 45° geneigt und ein- 
10 
T 2 
14 
10 
18 
20 
Fig. 2. 
