— 38 — 
é rigorosamente constante e a sensibilidade pode variar de uma fòlha 
de alumínio para outra. 
Devem-se referir tôdas as medidas a uma corrente de ionização 
padrão. 
As constantes principais dos aparelhos da “Sociedade Central 
de Produtos Químicos de Paris” são as seguintes: 
Potencial de carga da fôlha de alumínio desviada no campo do 
microscópio, cêrca de 300 volts. 
Divisão do micrômetro vale 0,4 volt . 
Variação mínima de potencial apreciável 0,1 volt. 
Capacidade do eletroscópio montado sôbre um cilindro de três 
litros (independente do ângulo de desvio) 14 a 15 cm. 
Velocidade de queda espontânea em boas condições, 0,0033 
div/sec 0,0013 volt/sec. 
Velocidade de queda minima apreciável (10 vêzes mais forte que 
a perda espontânea) 0,01 volt/sec. 
Corrente mínima apreciável no cilindro 2 X 10 —13 ampères. 
Quantidade mínima de emanação de rádium dosável. no cilindro 
de 3 litros 0,0019 mmg. min. 
Quantidade mínima de brom. de rádium dosável pelo método de 
emanação (quantidade correspondente à contida em 10 litros dágua 
de mar ou em 50 gr de areia do fundo do mar 2.3. 10~' mmgr. . 
Atividade mínima medida para os sólidos, sendo o óxido de urâ¬ 
nio tomado para unidade 
1 
200 
Tôdas as medidas, portanto, se referem a uma ionização-padrão, 
que neste caso será a corrente produzida por um disco-padrão de 
óxido negro de urânio, tendo seis centímetros de diâmetro no con¬ 
densador à plateau. 
Determinou-se experimentalmente que 0,30 miligrama-minuto de 
emanação introduzida no cilindro de três litros produzem uma perda 
máxima (três horas após a introdução) igual à que produz o disco- 
-padrão de óxido de urânio no aparêlho à plateau. Seja v a velocidade 
de queda da fôlha de alumínio expressa em divisões por segundo que 
mede esta corrente padrão (após a correção da perda espontânea bem 
entendido). Seja V a velocidade de queda da mesma fôlha de alu¬ 
em 1 
SciELO 
11 12 13 14 15 16 17 
