NOTA 
O domínio do rádium como agente terapêutico tende a expandir- 
-se cada vez mais. O rádium é especialmente valioso no tratamento 
de tumores proliferantes, anemias, leukemias e moléstia de Hodgkin. 
Para aqueles a cirurgia vale, mas não o dispensa. 
O rádium não é uma panacéia. É um valioso auxiliar da cirur¬ 
gia e tôda a importância está na precocidade do tratamento. Os conhe¬ 
cimentos atuais dos efeitos biológicos e terapêuticos do rádium são 
ainda rudimentares e um campo vasto para investigações acha-se 
aberto para os cientistas. 
Devem ser conhecidos os métodos de separar a emanação de 
rádium do rádium, por meio dos processos do ar liquido e da bomba 
de mercúrio, assim como os efeitos físicos da emanação de rádium e 
do depósito radioativo. 
No meu livro citado me refiro ao processo de extração do 
rádium das águas minerais, como se pratica em certas estações alemãs. 
A Sociedade Central de Produtos Químicos, de Paris, fornece 
aparêlhos portáteis para o exame das águas minerais, baseados no 
método eletroscópico para as medidas de radioatividade. As medidas 
radioativas podem ser feitas em corpos sólidos, líquidos ou gasosos. 
Quando êsses corpos são colocados no campo elétrico de um eletros- 
cópio carregado, êste aparêlho se descarrega sob o efeito da condu¬ 
tibilidade adquirida pelo ar submetido às irradiações da substância 
radioativa. As medidas de radioatividade são feitas geralmente nos 
laboratórios por meio de um eletrômetro (método do quartz piezo 
elétrico de Curie), dispositivo impossível de se transportar e por isso 
tem-se procurado construir aparêlhos para viagem. Os movimentos 
da fôlha de alumínio são observados como nos antigos eletroscópios 
Curie por meio de um microscópio munido de um micrômetro ocular. 
Para medir a radioatividade dos gases é melhor medir com os 
gases prèviamente secos, usando-se para isso do anídrido fosfórico 
ou outra substância em uma caixa para secar ou ampôlas próprias. 
Seja qual fôr a causa que determine a diminuição da carga do 
eletroscópio, essa perda de carga será medida pela velocidade da 
queda da fôlha de alumínio, isto é, pela velocidade de desvio da fôlha 
de alumínio no campo do microscópio. A velocidade de desvio da 
fôlha de alumínio no campo se mede por meio de um conta-segundos 
e basta pôr o conta-segundos pronto no momento da passagem da fôlha 
diante de uma divisão do micrômetro e fazer parar o conta-segundos 
